36 INTRODUCTION. 



que dans la recherche de la chaleur iatcrnc des Vertébrés. Ou peut in- 

 troduire par le rectum un réservoir thermométrique très-eftilé, sans 

 aucune lésion, abrité et soustrait aux radiations externes, et obtenir 

 ainsi des résultats exacts et précis, à cause delà différence qu'une puis- 

 sante évaporalion cutanée peut amener entre les températures de l'in- 

 térieur du corps et du dehors. Les fortes (Ihenilles n'éprouvent pas de 

 trouble par cette épreuve. On les voit continuer ensuite à manger, puis 

 filer leur cocon. 



Ce sont les appareils thermo-électriques qui, par leur extrême sensi- 

 bilité, bien supérieure à celle des instruments précédents, sont aptes à 

 donner des indications calorifiques dans la majorité des cas. Ces instru- 

 ments se divisent en deux groupes : les aiguilles thermo-électx'iques, 

 associées de manière à offrir un circuit ù deux soudures, formées de fer 

 et de platine, enduites de gomme laque, sauf à l'extrémité aiguisée en 

 pointe de chaque soudure, et les piles thermo-électriques, à barreaux 

 multiples de bismuth et d'antimoine, ou d'alliages encore plus sensibles, 

 assemblés en faisceaux prismatiques, dont les bases sont formées des 

 soudures, d'ordre pair et impair, enduites de noir de fumée. 



Les aiguilles thermo-électriques ont servi à MM. Becquerel et Brcschct 

 pour établir la température des diverses régions chez l'homme et chez 

 les animaux supérieurs. M. Becquerel a soin de prévenir les expérimen- 

 tateurs des difficultés propres à ces instiuments et qui peuvent amener 

 de graves inexactitudes entre des mains inhabiles. Il faut s'être assuré 

 d'une parfaite identité dans les deux soudures, éviter tout contact des 

 doigts, se mettre en garde contre les réactions chimiques des milieux 

 sur les métaux des aiguilles et contre les froids dus à Févaporation des 

 liquides adhérents. 



11 ne faut jamais négliger de contrôler de temps à autre les expériences 

 au moyen du thermomètre à mercure ; or, ce contrôle est la plupart 

 du temps impossible ou très-grossier pour les Insectes, vu leur petitesse. 

 Les expériences de Dutrochet (1), par cette méthode, présentent de 

 graves défauts qui les rendent fort inférieures à celles de IS'ewport, 

 malgré le peu de précision de celles-ci. Elles sont en outre si peu nom- 

 breuses qu'il n'avait pas un droit suffisant pour en généraliser les con- 

 séquences. Les aiguilles, fer et cuivre, étaient d'abord moins sensibles 

 que les aiguilles fer et platine, inconvénient notable pour des sources 

 aussi faibles que des Insectes isolés. Si les aiguilles donnent de bons 

 résultats pour les gros animaux, c'est qu'elles ne produisent chez eux 

 que des lésions insignifiantes, et que la forte quantité de chaleur des 

 sources rend négligeables les causes d'erreur. Pour les Insectes, la bles- 

 sure de l'aiguille constitue un trouble important, tout à fait comparable 

 à celui qu'on reproche avec raison aux expériences au thermomètre à 

 mercuru avec vivisections. En outre, la soudure, toujours enfoncée par 



(1) Duli'ocliel, Atm, se. uat., ZuoL,; 2<^ scr., XIII, 5. 



