— 189 — 



Ora vcdiaino per tiuale congcgno possano aver luogo, tuttc le cautcle 

 nccessaiic a vcrificarc il conosciuto rapporto , tra i volumi di un gas qua- 

 lunquc, c Ic pressioni csercitate sul inedesimo; c come possano allontanarsi nel 

 tempo stcsso tutte quelle circostanze, coneorrcnti a turbare il rapporto indi- 

 cato. Costruito uu jnoiilaiUe di legno ben rctto, e fcrmo A B (fig. 2), si adattino 

 lungo il inedesimo dei tubi di vetro ab, be, cd, per mode, che I'asse dei mcdesi- 

 mi coslituisca una stessa retta,c sicno fra loro congiunti c comunieanti mediante 

 ghiere di ferro, applicate a maslicc. Sia fisso questo montante perpendicolar- 

 mcnte sopra un tripode C I) E F, anch'esso ben solido, il qnale poggi su tie viti 

 E, D, F : inoltre dall'eslremo A sporga un' asticella orizzontale dp , da cui 

 penda un fdo pq , teso da un piombino q. Un tubo di ferro xy su , con 

 tre rami xij , iz , su , picgati ad angolo retto col primo y s, e raccomandato 

 fortcmente alia parte inferiore dello stesso montante, portando nel mezzo 

 un rubinetto h. In uno su dei rami di questo tubo di ferro, s' innesta la 

 estremita inferiore del sistema dei tubi di vetro , perfettamente disposti in 

 linea rctta, e negli altri due rami x y, iz, che portano i rubinetti />-, k', s'in- 

 nestano due tubi di cristallo ao', a'o". Questi due tubi sono divisi perfetamente 

 in parti di egual capacita, e portano due rubinetti f, f nella parte superio- 

 re, pci quali possono farsi comunicare con qualsivoglia recipiente. Ne portano 

 eziandio altri due k, k' nella parte inferiore , come gii indicammo , pei 

 quali si puo togliere la comunicazione dei tubi mcdcsimi col sistema dei tubi 

 apcrti. Aderente ad ognuno dei tubi cliiusi, trovasi un delicatissimo termo- 

 metro r, r' , scorrevole lungo i medesimi. I tubi stessi, co' loro due rubi- 

 netti k, A.', possono pure separarsi dalla macchina, svitandoli in x, z dai rami 

 cui trovansi applicati. Una scala mobile P P', ben graduata , scorre lungo 

 il montante A B, per mezzo di un ingranaggio, e di un corrispondente ma- 

 nubrio G, il q\iale ruotando a destra, od a sinistra, la fa salire, o scendere. 

 In 0, zero della scala, corrisponde un indice orizzontale o n, che serve a li- 

 vellare le altezze del mercurio nei tubi piu corti , nei quali si operano 

 le pressioni sopra il gas racchiuso in essi , ed un nonio 2' y' scorre lungo 

 tutta la scala, per ottenere maggior precisione in misurare le altezze verticali 

 del niercurio. Cio non toglie che possa, per queste misure, adoperarsi anche 

 il catetometro , quando si abbisogni di somma precisione. AH" est?'emo 

 superiore del tubo ao', si trova invitato un recipiente cilindrico M N, il quale 

 si riempie di una sostanza igroscopica solida, cloruio di calcio, potassa cau- 

 stica; ed all'estremo superiore del montante BA, trovasi pure invitato un al- 



