— 185 — 



essa, fa d'uopo che questa, qualunque sia la sua natura, non che il lubo che la 

 contiene, sieno perfettamente privi di umiditik. Ed in fatti il vaporc acqueo, che 

 potrebbe trovarsi mcscolato a quest'aria, o che potiebbe dalle pareti del tubo 

 esalarsi, passando alio slato liquido per la pressione, veriebbe ad allcrare gli 

 eiretli, provcnienti soltanto dalla dimiiiuzione del volume dell' aria peifetla- 

 mentc secca. Per evitare questa causa di errore, bisogna prima, come lo stesso 

 Biot propone, riscaldare fortemente il tubo per disseccarlo; poi farlo comuni- 

 care collinterno di un recipiente, hen secco, ed immerso nel mercurio, con 

 dentro una soslanza igi'oscopica, per molti giorni: decorsi qucsti, si rovescera 

 in modo il tubo , che non vi s' introduca 1' aria esterna , e procurando 

 che un poco di mercurio entri nel medesimo, ed impedisca la comunicazionc 

 fra' suoi due rami ; cosicch6 1' aria contenuta nella parte chiusa non 

 possa pill inumidirsi. Cio praticato, si sperimentera come si e detto, per ve- 

 rificare , la nota legge. Ora b facile rilevare , che questa cautela indispen- 

 sabilc, di cui parlammo, non e, usando gli apparecchi descritti, no comodn, 

 ne spedita, esigendo essa mollo tempo, ed una manovra, che non c concilia- 

 bile in una pubblica lezione sperimentale, Irattandosi di un tubo assai lungo, 

 e facile a rompersi. 



La seconda precauzione da eseguire, consiste nel dis'idere in parti di 

 egual capacita, e con ogni esattezza il ramo chiuso del tubo, nel quale si corn- 

 prime I'aria. Ma questa divisione difTicilmente si puo eseguire nel ramo corto 

 del tubo ripiegato, attesa la lunghezza dell'altro ran>o aperto, le pareti del quale 

 riterranno sempre una porzione del liquido, col quale deve operarsi la divi- 

 sione stessa, dietro il metodo proposto da Biot [Traile de phtjs. T. 1. p. 46. ..50), 

 ed anche attesa la diversa quantila di aria che s' intromettera nel mercurio 

 stesso, versato nel ramo aperto, dall' altezza considerabile del medesimo. 



La tcrza cautela da praticarsi, e che il ramo aperto, sul quale si misu- 

 rano le pressioni, sia verticalejgiacche le medesime, producendosi da un liquido, 

 dovranno valutarsi, mediante la distanza verticale fra i due livelli del mer- 

 curio, nei due rami del tubo. Questa esatta verticalita del ramo aperto, in- 

 dispensabile quando la scala dell' istromento si fissi, con>e al solito, sul me- 

 desimo, non e facile a conciliarsi nei congegni usati comunemente , e non 

 puo esiggersi con rigore da essi. Non abbiamo in fatti nessun mezzo 

 per assicurarci di questa vertical direzionc nel tubo ricurvo; il quale, per le 

 altre prccauzioni da pralicarc nel medesimo, deve polersi a bell'agio sepa- 

 rare dal suo montante, sul quale sta fissa la scala per misurare le altezze 



