— U5 — 



2." La sua scnsibilita h tale che nei tempornii avuti nei giomi scorsi 

 csso ha indiciUo fedelmente le grosse buffate di vento, e nei giorni scieni 

 la variazione baromctrica diurna. 



3.° La comodila di segnare sul foglio le altre variazioni atmosferiche : 

 giacch^ avendo la carta gii in pronto sari questo un eccitamento, a nolarvi 

 lo stato del cicio, e le viceride piu straordinarie, il che potni csser assai van- 

 taggioso alia scienza. La fotografia manca di questo bcl vanlaggio , pcrcho 

 appunto riducesi la cosa a meccanismo tale che tutto deve discutersi ap- 

 presso, e non se ne tirera piu profilto che pel passato. Qui invece sara una 

 occasione di studio per chi vorra profittarne. 



4.° Ho costantementc veduto che esso anticipa nelle grandi mutazioni , 

 sopra il baromctro ordinario come gia avea osservato Daniell col suo baro- 

 inetro ad acqua. 



Chi abbia amore per la metcorologia non potra, dopo avere fatto cspc- 

 riniento non compiacersi di veder sott' occhio tutto tiacciato fedelmente il 

 corso della pressione atmosferica e se abbia cura di compararlo collo stato 

 del cielo, vedra che il barometro non e poi quel si fitlso profeta che spesso 

 si dice. Gia fin da ora sono stato in guurdia non senza mia soddisfazione 

 e in altia occasione publicheio i mici risultati, appena sara finita una mac- 

 china nieglio costrutta della presente quasi improvvisata (*). 



(*) Era gih composto in lipo(jrafia questo foglio quandounaleltera del sig. prof. G. B. Amici e im 

 arlicolo della Gazzetta t'lliziale di Verona (n° 30, 1857) mi indicaronoclie allri avea avuto I'idoa di 

 sospenderc il tubo, e tra gli allri il Si;;. MinoUo (V. Dizionario tecnologieo torn. 2. EJiz. di 

 Venezia}. Questa notizia non mi sorprende, anzi mi pareva strano die non fosse vcnuta in mente 

 ad altri tale idea. Se per6 essa non & novissima, I'averne tirato utile profilto coll' applicarla al 

 baroraelrografo, credo che non debba parere dispregievole. Ami le dcfficolta da me trovale nel- 

 I'esecuzione e superalc, mi fmno credere che per causa appunto di queste i tenlalivi folli da allri 

 siano reslali inulili. A me pare un grande miglioramenlo I' uso della leva e non di bilancie , <li 

 ruote , ehiocciole e Irihomelri ; e sopralulto I'uso di tubi a due sezioni diverse che non veggo 

 usati da altri, anzi il Minotto ha cura di fare II tubo slrello in mezzo e largo egualmente in cima 

 e in fondo. E facile che due persone tontane di tempo e di luogo alibiano la stesja idea fondamentale , / 

 ma il modo di applicazione pu6 essere si diverse da renderia ad uno inutile, aU'altro profittevole. A chi 

 credesse che la bllancia debba esser sensibillssima gli faccio avvertirc, che ncl noslro strumenlo un 

 mlllimelro di variazione barometrica eqnivale a un peso di quasi 57 grammi, c che il peso lolale 

 del mercurio sospeso non supera 4 chllogrammi, mentre come abliium veduto la variazione i 122fl 

 grammi per soli 21 millimetri, sicche la bilancia puo ester di mediocre costruzione per ottenere un 

 buono efictto, mentre tulti gli allri apparati ideati fiuora in queslo genere sono cosi delicati, in- 

 cerli ed incsatli che hanno nieritalo I'oblio, e sono rimasti senza utile della scienza sepolti o nei 

 manoscritti o nei gabinetti o nri musei come scmplici curiosity. La sola vera obiczione da farsi 

 alio strumenlo atluale si & che csso & un poco costoso. 



20 



