— U3 — 



non 6 inclusa la condizione che il lapis stia sul lato del parallelogram ino / 

 di Watt il che rende la cosa ancora piii complicata. 



La inacchina clic abhiamo costruito ha vcriflcato questa previsione del 

 calcolo, c mentrc nellc alto pressioiii un iniiiiinetro 6 dato suUa carta con 

 4,"'"'5, nelle basse e dato con 5,4. Questo pero non porta nessun pratico in- 

 convcniente, n6 vcruna necessita di fare il tubo diverso dal cilindiico pcr- 

 ehe basta Irovai'c dietro le osservazione di »n buon barometro i valori cor- 

 rispondenti deiia scala nelle diverse prcssioni. II nostro tubo ha una sczione 

 di ciica 28,3""'- ''""'• e la vaschetta ne ha 224 , onde il rapporto 6 come 

 I: 7,8 prossimante. Ad ogni modo un barometrografo appunto perchc in- 

 grandisce le indicazioni ha bisogno semprc di essere confrontato con un 

 altro struiiiento normale, no pretendere si puo che il nostro sia esente da 

 questa condizione. La cosa di vera importanza non 6 che la scala sia di una 

 fortna o di un ultra, ma bensi e che questa scala sia scmpre la stessa e i 

 nioti dello strumento dipendano unicamcnte dalla pressione atmosferica. Ora 

 questo d il caso nostro , pcrch^ hen costruito che sia una volta lo stro- 

 mento, tutto rimarra lo stesso. La sola cagione che polrebbe perturbarne le 

 indicazioni sarebbe la tempciatura, ma questa se il tubo e cilindrico non avra 

 influenza alcuna, come o facile vedere, e nel conico si potra correggere. 

 Infalti la lemperatura produce dal capo lungo della leva un aumento di 

 lungiiezza , e daH'altro un aumento di capacita del tubo , talche non sari 

 dillicilo trovare una tal proporzione di pesi e distanzc che queste due varia- 

 zioni si compensino, sia usando il ferro, sia usando I'ottone che ha maggior 

 dilatazione. 



Le altre cause perturbanti si riducono agli attriti, e sopratutto a quelle 

 del lapis contro la carta. Ma essi ricscono innocui coll' aumcntare la po- 

 tpnza, cioe la sezione del tubo, e anche coi tubi mediocri diventano sen- 

 sibilmente null! purcho si usino le cautele seguenti: 



1 ." Di tendere la carta sopra una lastra di vetro ben levigate , come 

 si farchbc sopi'a uno stiiafoi'C- 



2.° Di usare lapis teneri : finora sono trovati buoni i nominati Faber 

 n.° 1, e mcglio i Conle n° 3 che sono semplice negrofumo impastato. 



3° Se si dia di tanto in tanto una piccola scossa alia macchina; a cio 

 io avea provveduto coH'oroIogio stesso molore, perche esso nel suonare ogni ora 

 la campana, scuoteva un tantino il barometro. Questa pero e una cosa che 



