— 139 — 



mento bisogna distinguere i due casi, uno del tubo perfettamente cilindrico 

 ill tutta la sua cstensioiie, nel quale il peso del mercurio sospeso eguaglia 

 perfettamente la pressione atmosferica sopra la sua base al livello del poz- 

 zetto, dair altro del tubo di sezioni ineguali o conico , in cui il peso del 

 mercurio puo esser maggiore o minore della pressione che si esercita dal- 

 Taria al livello suddetto della vaschctta. Ma qualunque sia la forma del 

 tubo, saia sempre vero che il punto di sospensione del tubo dovra esercitare 

 uno sforzo eguale al peso di mercurio sospeso oltre quello del tubo stesso. 



Supposto adunifuc che il tubo sia cilindrico eevidenteche il peso della 

 colonna atmosferica equilibrata e proporzionale alia sezione del tubo, ed e 

 manifesto che coll' ampliare questa sezione puo aumenlarsi la forza che 

 spinge in basso il tubo quanto si vuole ; e percio fino dal mio primo 

 annanzio, indicai che poteasi coslruire un baroinetro a registro, o barome- 

 trografo capacc di tracciare con un lapis la curva barometrica diurna. Se non 

 che per sapere soltanto le variazioni atmosferiche non sari mestieri che il 

 tubo sia cilindrico, e bastera che esso abltia un allargamento in alto, e col 

 variare la pressione crescera o caler;\ in qucsto recipiente il mercurio , e 

 quindi il peso dello strumento. E singolare come questa idea cosi semplice 

 se pure si e presentata ai fisici , tra le molte modificazioni fatte al baro- 

 metro , cssa non siasi adottata (1). Ricercando dopo il fatto se realmente 

 nessuno avea fatto esperimcnlo simile, non ho linvenuto tinora che il solo 

 Mussembroek il quale nel suo trattato di fisica fa il caso di un tubo cilin- 

 drico immerso nel mercurio dentro il quale scorre uno slantuffo, e che sol- 

 levato qucsto sopra 28 polliei lascia il vuoto , ed aggiunge che attaccando 

 questo al capo di una bilancia si pesera la pi'cssione atmosferica (2). E chiaro 

 che questo espcrimento poco dififerisce da quello indicate dal Galileo nel suo 

 dialogo I (3), ma esso e uno dl quegli esperimenti ideali che in pratica avrebbc 

 incontralo millc diflicolla per gli altriti e per la chiusura eimetica. L'atlaccarc 

 il tubo alia bilancia e libcro da tutti questi inconvenicnti, salvo la piccola ade- 

 sionc del mercurio al tubo, la quale ha luogo anche nei barometri ordinari. 



Cio premesso vengo alia descrizione dello strumento da me eseguito, c 

 che ho I'onore di prcscntare all'Accademia, ed e rappresentato fig. 1. 



(1) Clii brama vcJer raccolte Ic varie rorme ili liarometro proposte Ai varii .iiitnri legga 

 De Liic lU'eherchcs sur fa mod. de t'almnsphiri T. 1. p. 52. lav. i. 



(2) Mussembroek Physical, i. (>) V. GaliWu lilscocsi ccc- Bologna 1655 [ng ■>. 



