— 399 — 



Nel secondo cnso del livello sensibilmonle fisso, avicino le 



(),7(i./ OJG./ 



(londe 



C ({llilKli 



(;_/')« _ (n -+- l){l —I') -+- (n — 0,7G)i = <>; 



'-'■="^* J/[(^)'-(n-o.TC„]. 



Indicando n iiii aibitraiio valorc nnmerico, poniaino 



n = u . 0,'" 7G, 

 ed avremo 



n ■ (),- 7G ^ / ± [r[{n . 0," 70 — /V^-+- 4 . O," 7(i. / ] 

 ~ 2 



Apparisce cliiaro da questa formula, die il valore di / — /', non polia inai lic- 

 scire immaginario. Inoltre siccome per »i^=l devc didia formula stessa otte- 

 nei'si / — /' = , cost la medesima dovra preiidei'si col segno inforioro 

 sollanto, ed avremo definitivameiUe 



„ _ » ■ 0." 7G ^ / — [/•[(» ■ ()," 7G — lY^i ■ 0,- 76. /] 



Dando ad n successivamente i valori 2,3,1, , quel corrispondenti di 



/ — /', saranno Ic allezze del mcrcui'io net rnmo chiuso del nianometro, per le 

 pressioni di 2, 3, . . . atmosfere; quiiidi poUa escguirsi esatlanieiite le gra- 

 duazione del manometro stesso, purche I'aria chiusa net medesimo siasi bene 

 purgata dalla umidita, c corretta dagli effetti della temperatura. Le formule 

 (II) e (12) ponno anche servire ad aitre inolte rieerche, relative alle quanlita 

 contenutc nclle mcdesime. 



II manomelro a compressione serve ulilmente, anche perconoscere la forza 

 elastica, c la densila del gas coslipato cntro la maccbina di compressione. Ri- 

 tencndo Ic deiiomiiiazioni gia slabilite, c cliiainando .r rallc/.za incognita della 

 colonna di mcrcurio, la tpialc col suo peso, faccia e(|uilibiio colla elasliciia 

 deH'aria compressa nella campana della maccbina medesima, sara x — d la 

 misura della forza elastica del gas, che occupa il volume v' nel manomelro, 

 d rap[)resentando la dislan/.a fra i due livelli del mcrcurio net medesimo ; 

 tjuindi per la legge di Mariotle avremo 



