— 398 — 



.^>-(^-^')].'; 

 P 



(10) < ^ P*^' ^^^'^ dcll'acqua gia osscrvato, avremo 



P 



Le fomiole (10) danno il valore di v, senza chc il tubo sia pcrfetta- 

 mentc ciliiidrico, ma solo dovia il mcdesimo esserc diviso in parti cognite, 

 ognuna di egual capacila , onde possa ottenersi v', dal numero delie di- 

 visioni clic occupa il gas dentro il tubo medesimo. La distanza verticale 

 J. — /', polia esserc niisurata con una riga, divisa in miilimetri, od anche per 

 mezzo di eguali divisioni, tiacciate sul tubo cilindrico. 



Molti probiemi relativi tan to alia pressione, quanto al volume dei gas , 

 possono risolveisi inediante la legge di Mariotle, delia quale il ?HnHomeO-o ad 

 aria compiessa, forma una delle applicazioni piu fVequcnli, cd utili alia indu- 

 stria, ed alia scienza. Qucsto congegno serve a misurare le pressioni, mediante 

 il variare del volume deH'aria, contenuta in un cilindro di vetro, conveniente- 

 mente graduate, cbiuso da un estiemo, e daH'altro comunicante col mercuric, 

 sul quale si escrcitano le pressioni medesime. 



L'esterno livello del manometro, cioe meglio, quelle a centatto del gas pre- 

 mente, puo essere, o variabile, o sensibilmente fisse; e cio secondo che il mede- 

 simo livello sia, o no, molto piu grande rispetto quelle interne, vale a dire 

 quelle a contalto del gas prcmuto. In ambo i casi la pressione o forza elastica 

 n, esercitata da un qualunque gas o vapore, contro I'aria chiusa nel mano- 

 metro, sara eguale alia pressione o forza elastica ;/ di quest' aria, piu il peso 

 delta colonna di niercurio, cbe costituisce la differenza dei due livelli di que- 

 slo liquido nel manometro. Per tanto, ritenendo le denoniinazioni gia stabi- 

 lite, avremo nel primo caso del livello variabile. 



, ,, , , 0, 76 . / 



donde 

 quindi 



Z'2 ^ (n — X)/' — 0, 76 . / = ; 



(,,) f,_ >■ - n-f- y[{).- n)^ ^ 4.0,76. /)] 



nella quale X, 11 sono variabili. 



