

Ma si avra eziandio 



— 431 — 



/l\h = /vhj, dondc . = (^) V /rr / 



y^ 



pcicio, dall'equazioni die fornirona la (II), avremo 



qnindi la 





- ( 



nR^-f - ZR2-1- /r2 





0. 76 .< 



(M— (),76)/R^ 



R^-Hr'^ 



= 0, 



J^ 



dalla quale, fatto H :^ « . 0, 76, e risoluta, ottenemo 

 ( 1 5) "lOwC. R ^H-ZR -'-^Ir'. l/-[(n. 0,76.R-^-H/R'^/r')^-4.0,76/R^( R^-^-r^){n - 1 )] 



In questa nuova e gencialissima formula , che savh utile liportaie nei 

 corsi di fisica, supponeiuio R tanto giaiule da poleisi r tiaseurare, venemo 

 nel caso gia contemplato, nel quale il livello in contatto col gas piemente si 

 liguaida scnsibilmento. Rsso, ed incontreremo di nuovo, dopo facile riduzionc, 

 la (12). Se poi nella slcssa (15) supporremo R=r, san\ come se considerassimo 

 raltro caso gia esposlo, nel quale il manomelro s' intende foggiato a sifonc, 

 avente lo stesso calihro per tutla la sua lunghezza; e facilmente ritioveiemo 

 la (11). Ottcnuto tj dalla (15), si avranno con breve calcolo :, /', p'; co- 

 sicche saia conipiuta 1' atlualc riceica. 



Nellc calda/e ad aha picssione, s'impiegano sovente i manometii ad aria 

 compiessa, i quali coinunicano col vapore della caldaja, mediante un tubo 

 mclallico. Ma siffatti stromcnti, dopo qualche tempo, forniscono indicazioni er- 

 ronec/ pcrcbo il morcurio riscaldalo, assorbe in parte lossiseno dell'aria com- 

 piessa nel manometro. Inoltre Tassido cosi formato si doposita sul tubo, ed im- 

 pedisce di scorgere il livello del mcrcurio. S i p^cbbr. u vu -.i ic a questi/di- 

 fetli, sostituendo il nitrogeno all'aria contcnuta neir istromento^rebbe ancbe 

 siiccedcrc cbe diminuendo rapidamante la pressionc, una parte del gas escisse 

 dal tubo, ed in questo case la sua graduazionc diverrebbe inesatta. Final- 

 mentc Ic indicazioni del manometro ad aria compressa, vengono affette dalla 

 le.nperalura, la quale pud variarc fra limiti, assai dislanti fra lore, in vici- 

 nanza della caldaja, per la quale si vcde che sono <la prefciire i manometri 

 ad aria libera. 





