229 



For Kulsyrens Vedkommende stiller Forholdet sig noget ander- 

 ledes. Her begynder Forsøget, som nævnt, for Hudens Ved- 

 kommende i det Øjeblik, Frøen indesluttes i Recipienten, og for 

 Lungernes, naar den kunstige Respiration indledes, idet dog den 

 Tid, hvori Lungerne holdes sammenfaldne, medens Iltforsøgene 

 indledes, maa subtraheres. Kulsyretallet for et af Respirations- 

 apparaterne bliver følgelig sammensat af: Den Kulsyre, som er 

 absorberet af Barytvandet, -]- al den Kulsyre, s,om findes i Appa- 

 ratet ved Forsøgets Slutning, -f- den Kulsyre, som det indeholdt 

 ved Forsøgets Begyndelse. Hovedmængden af Kulsyren findes 

 naturligvis i Barytvandet, hvor den bestemmes ved Titrering. Hvis 



Recipienterne II og I findes at indeholde henholdsvis 7'n og ^, cc. 



Y 

 Kulsyre, findes der i hele Apparatet ved Forsøgets Slutning — ^j 



-r Tw ^ ed Forsøgets Begyndelse er Apparaterne fyldte med Labo- 

 ratoriets Stueluft, der antages at indeholde 0,08 ^/o Kulsyre. Den 

 Kulsyremængde, der skal subtraheres, bliver altsaa (V-^-Vn) 0,08. 



Alle Luftanalyser er udførte ved Hjælp af det af Bohr 

 modificerede Pettersons Apparat, hvori der dog, efter Juli 1901, til 

 Absorption af Ilten ikke er anvendt den af Petterson angivne 

 Opløsning, men derimod pyrogallussurt Kali i meget koncentreret 

 Opløsning, saaledes som angivet af H al dåne (Lp. 467 — 68). 

 Denne Væske absorberer langt hurtigere end Pettersons, og 

 samme Portion kan anvendes til et meget stort Antal Analyser. 

 Xogen Fare for Udvikling af Kulilte findes ifølge Haldanes Under- 

 søgelse ikke ved saa stærke Opløsninger, som Talen er om (75 gr. 

 Kalihydrat, 50 cc. Vand, 10 gr. Pyrogallussyre). Den eneste 

 ulempe, som denne Væske frembyder, er, at den er stærkt vand- 

 sugende, saa at der med Omhu maa sørges for, at Analyseburetten 

 er fugtig paa hele den indvendige Flade. 



Ved hver enkelt Række af Analyser er der foretaget Be- 

 stemmelse af Tryk og Temperatur, hvortil er anvendt henholdsvis 

 et Hævertbarometer, der aflæstes til 0,1 mm. og korrigeredes for 

 Temperatur, og et Normal thermometer inddelt i ^/iü°. De direkte 



