-- 53 — 



Nota sopra un nuovo fotometro od una nuova applicazione della Camera oscura 

 del Socio corrisp. sig. Raffaele Napoli. 



Facendo parte di una Commissione cliiamala dal Municipio di Napoli ad oggetto 

 di determinare se la luce dello fiamme a gas per la pubblica illuminazione avesse un 

 potere illuminante doppio di quello di una luce ad olio a condizioni detcrminate : pro- 

 posi far delle ricerche fotometriche usando il fotometro a specchi giranti di IVheat- 

 stone , come quello creduto generalmente il più preciso ed usato in molti paesi d'I- 

 talia per siffatte verilicazioni. Surti dispareri in seno della Commissione , si voleva 

 preferire il fotometro ad ombra di Rumforl , o quello a potere raggiante di Lesile . 

 ma neir eseguire gli sperimenti dovemmo ritenere il fotometro di Wlieatstone. 



E però le osservazioni raccolte in varie unioni non furono tanto concludenti da 

 eliminare contestazioni fra l'intraprenditore, e la parte rappresentante il Municipio fi- 

 scalizzante; imperocché dipendendo il risultato scientifico dall'occhio degli osservato- 

 ri , e questi nel caso indicato essendo diversi , i dati numerici sono stali discordi ; 

 tantopiù che durante l'osservazione la luce del fanale che serviva di termine di para- 

 gone si alterava sollecitamente , e gli sperimenti di una stessa sera faceano nascere 

 difficoltà non lievi, rendendo dubbii gli scientifici risultamenti. Accanto a queste 

 difficoltà note a tulli coloro che di fotometria si occuparono , sorgevano una più vi- 

 gorosa , quella cioè , che i dati fotometrici ottenuti doveano stabilire le norme di una 

 regolare ispezione del servizio della illuminazione pubblica, allìnchè l'intraprendito- 

 re che fornisce il gas non avesse avuto scuse ad allegare, nel caso che il potere illu- 

 minante delle fiamme non fosse quello dal Municipio contrattato. 



Or se le osservazioni fatte con condizioni ordinate , ed accomodate al bisogno 

 non riuscivano esenti di difTicollà , quante non uè doveano presentare quelle che poi 

 si sarebbero fatte nelle pubbliche vie? Era indispensabile dunque che la scienza fosse 

 da tanto da non rendere efimcre le verificazioni , e quasi inutili le cure che l' egregio 

 e volenteroso Sindaco di Napoli jwneva nell' ottenere una illuminazione a gas effetti- 

 vamente quale il contratto di appalto la stabiliva. 



Queste considerazioni , e la quasi impossibilità della scienza a rispondervi de- 

 gnamente , mi volsero a prendere il subbielto in esame , ed a vedere se trovar si po- 

 tesse un mezzo fotometrico , il quale prestandosi alle esigenze del Municipio fosse di 

 tacile uso , e presentasse una precisione pratica uguale o su()eriore a quanto finora si 

 era fatto. 



Dapprima notai la poca attevolezza de' fotometri di Rumfort e di Whealslone di 

 cni ci eravamo serviti. Esclusi le indicazioni fototermiche dell' apparato di Leslie , e 

 delle carte fotografiche , perchè vedea non poter queste servire ; essendo noto che 

 vi sono fiamme di colore intensissimo , e poco luminose , e fiamme artificiali più 



