LVIII 



uu Gl d'l seta e munito di uno specchicUo piano, mercc cui la sua dl- 

 rezione si osserva con inctodo simile a fjuello proposto dainUustre sig. 

 Gavss, Ben si vede die queslo orientalorc, per la mobilita della sua 

 sospcnsionc, c poco acconiodalo ad opcrazioni di campagna. 



Tale c il pautoinetro del sig. Ponno, cui egli da diverse dimensioni: 

 i mai'siori debbono avere i circoli di dicioUo cenlimetri di diametro, 

 ed il cannocchialc di 30 cenlimetri di lunghezza: egli stima, che il 

 massimo errore clie si possa commetlerc con uno strumento di queste 

 dimensioni, non debba ccccdere un ducniillesimo sulle distanzc di du- 

 gento metri, ed un quatlromillesinio sulle niedie portate dclle opcra- 

 zioni pill comuni. Ma in questa stiina il sig. Ponno non consideia se 

 non queil'errore clie puo nascer dalla imperfezion della vista ncl giu- 

 dicar della coincidenza di un filo del microinelro con una divisione 

 della stadia. Ora, oltrecche quest'errore sara diverso da un osservatore 

 alTaltro, secondo la varia acutezza della vista, e da notare clie per cia- 

 scuna luisnra si debbono osscrvare due coincidenze, la qual cosa ac- 

 cresce e quasi raddoppia la probabilita di errare: clie I'imperfetta im- 

 mobilita de'sostegni, ogni minimo rallentarsi de'fili, ogni difetto di 

 acromalisnio, ogni leggerissima nebl)ia, quello stesso tremolio clie os- 

 servasi ncgli strati inferior! dell'aria riscaUlali dal conlatto del suolo, 

 e Tinevitabile inesatlezza della divisione della stadia, sono allreltante 

 cagioni d'errore, egualmente o piii potenti di quella considerata dal- 

 I'autore. Si notera, che con uno strumento di diciollo centlmetri di dia- 

 metro, non ripetitore e con un nonio solo, e iinpossibile il non errare 

 di qualclie minuto nella misura degli angoli alio zenith, e die il quadrato 

 del seno di quesli angoli alletta la distanza ridotta all' orizzonte; che 

 alcnni minuti di errore sono viepjiiii inevilabili nella verticalita della 

 stadia, onde nascera uu nuovo errore, qiiando questa declini nel piano 

 vertieale deU'osscrvazione , e sia clevala o depressa rispetto alia stazionc 

 dell'osservatore. Tulte queste cagioni debbono scemare grandemente la 

 precisione delle opcrazioni condolle col pantometro. 



Tutloche la riduzione ilelle osservazioni non ricliiegga se non calcoli 

 semplieissimi, la moltiplicita di queste riduzioni rende desiderabile che 

 possan farsi in mode speditissimo: per simiglianti compuli si adoprano 

 da gran tempo le scale logaritmiche, immaginale verso il iCaS da Gunteh, 

 e poi accomodate da allri a molti usi: per furie piii nianeggevoli il sig. 

 PoARO segna sulla supcrfieie convessa di uno stesso cilindro le diverse 



