— 168 — 



|)cr6 luUi di uii' egual quantita. Taluno ascese ad un tono cd uii lerzo dclla 

 iiola fondaincntalc , che era il do {ut) del diapason della scala romana. lo 

 ho attribuito qucslo innalzamcnto ad nn moto intcstino molecolarc, acca- 

 duto iiella successionc del tempo, che no lia accrcsciuta rdaslicila primiliva. 

 Colgo anche questa occasione, 



Padova, il 2 di gennaio del 1858. 



Il Socio conRispoNDENTE Zaktedesciii 



Osservazioni del prof. P. Volpicelli relative alia precedeute cnmunicazione. 



Ciuslamcnte osscrva il ch. sig. prof. Zantcdeschi, nella sua terza memoria 

 delle tro prccedcntemente indieate quanto siegue. 1° Si o sempre senlito il bi- 

 sogno di avcre un suono costante cui riferire gli accord! dei vari stromenti, 

 2° Fra Ic difficoUa per ottcnere questo suono norma Ic avvene una, dipcn- 

 denle da un fcnomcno di ineccanica molecolare, simile a quello che produce 

 rinnalzamento dello zero nei termometri coU'andar del tempo. 3° Gli stro- 

 menti hanno dovuto alzarsi nella tonalitii, perche colla successionc del tempo 

 e avvcnuto un cangiamento molecolare , il quale aneco un grado maggiore 

 di elaslicila nei diapason di acciaio, indipendentemente dalle accidentalita 

 die accompagnano la costruzione dei medesimi. I diapason di acciaio colla 

 successionc del tempo, si alzarono tutti piu o meno daila loro tonica fon- 

 damentale; mcntre si conservarono costanti o fissi quelli a canna, che ven- 

 gono tultavia usati nell' accordo degT istrumenti in alcune parti d' Italia. 

 4° L'unico fondamento per istabilire un^tono fisso,consiste nei diapason a canna 

 ed embolo, nella sirena acustica di Cagniard-Latour, e nella ruota dentata 

 di Savart, quando sieno ado[)erati colle necessarie cautelc (1). Vi sono buoni 



(I) II contatore dclla sircna non porta un esalto misuratorc del lempo, da mettorsi in mo- 

 \iniento (jiuslamente quando comincia la rotazionc del conlalore medctlmo. Chi sperimenta 

 coll'indicato slromcnlo, devc servirsi di un buon croIo{;Io a socondi , per misurare il tempo 

 cite intercede, fra il principio ed il fine del muovimcnto del contatore; quiudi r facile che 

 lo sperimcntati)re vada errato di quaiclie frazionc di srcondo in qiiesto comi)Ulo. A rae 

 scmbra clie potrebbe rimiioversi quet>ta snrgeiilc di errore, adattando al contatore della sirena 

 un huon cronoscopio elettrodinamico, d.d quale possa cnmodamente valutarsi la millesima di 

 secondo, ed avere la csalta miiura del tempo decorso nella sperienza. 



