# 



— lU — 



FisicA. — Sugli elettrometri. Memoria del prof. P. Volpicelli (Continuaz.). (1) 



PARTE SECONDA 

 §. X. 



Gli elettrometri a indicc orizzontale , sono piu sensibili di quclli a in- 

 dice verticalc; giacch^ nei primi la gravita dell'indice non si oppone alia 

 elettriea tensione, ma trovasi distrutta dalla resislenza del perno, intorno cui 

 ruota I'indice orizzontale indicatorc. Coulomb colla sua bilancia di torsione, 

 da csso pubblicata nel 1785, e col suo elettroscopio, pure a torsione, che 

 pubblicd nello stesso anno (2), misurava per mezzo di un' asta orizzontale, 

 sospcsa ad un filo, sia mctallico , sia di seta, la tensione della carica elet- 

 triea, dall'angolo di torsione: tolta la elettricita, la forza di torsione riconduce 

 I'asta orizzontale alio zero della divisione. 



Questo istromento ha 1' inconveniente , di non conservare I'equilibrio 

 elettrico nelle due sferettc, che fra loro egualmente debbono dividersi la elet- 

 tricita, su cui vuole sperimentarsi; ma senipre una sfera disperde piu dell' al- 

 tra. Cio avviene o per le sue scabrezze, o per quelle dei corpi circostanti, 

 o per la umidita dell'aria, o per I'imperfetto isolamento, o per altre cagioni 

 accidentali- Da questo fatto, messo in evidenza da Peltier , deriva una ine- 

 guaglianza di azioni, di cui la risultante non e unicamente TeiTetto delle sole 

 forze repellenti. Poiclie quando si verifica la ineguaglianza di carica, Tazione 

 rcpellente delle due omologhe elettricita, viene diminuita per 1' attrazione 

 operata dall'eccesso elettrico in uno dei due globi, sulla elettricita contraria 

 indotta da questo nell' altro. 



Inoltre vi sono dei casi, nei quali 1' elettrometro deve servire a misu- 

 rare le somme, o le differenze successive delle forze elettriche: ma questa 

 ricerca non e possibile con un elettrometro a torsione, in cui gl'indici, o le 

 parti attive del medesimo, sono isolate una dall'altra: cio che limita molto 

 r uso deir istromento stesso. Di piij traltandosi di tensione tenuissima , 



(1) Per la prima parte, V. sessione I. dell'anno XI. del 6 dicembre 1887, p. 37 di questo 

 vclume. 



(2) M^moires de I'ancienne acadimie des sciences dc Paris — 1785. Premier m^moire. Sur 

 lYlcclrioit^ et le magn^llsme. Construction ct usage dc la balance electrique. Di!termination de 

 la loi suivant Liquelie les corps charges d'^lectricit^ contraire se repoussint mutiiellcmcnt, etc. 

 - 1785. DeuxiJme ro^moire. Determination des lois suivant lesquelles le fluide magn^tique ainsi 

 que le fluide ^Icctrique agisscnt par attraction et repulsion etc. 



