— 117 — 



Inoltre Peltier ha nuovamente modificato il suo elettrometro, aggiun- 

 gendovi altri acccssori, afiinche divenisse portatile, ed adatto alle ricerche sulla 

 elettricita atmosfeiica. Oltre le difference appoitate alia sua forma, e ail'ago in- 

 dicatore, I'asta veiticale dell'istromento, invece di essere termiuata da una punta 

 o da un fascelto di iili di plalino. come ordinaiiamente suole praticarsi ne- 

 gii ciettrometri atmosfeiici, termina pel contiario con un globo metallico ben 

 terso (1). Con questo mezzo Peltier ha cercato dimostrare, che I'atmosfera 

 non ha elettricita propria che nulla cede all' istromento , e che il globo 

 terrestre, il quale trovasi costantemente carico di elettricita negativa, agisce 

 suir elettrometro per influenza , quando esso viene innalzato od abbas- 

 sato (2). Misurando la tensione elettrica per mezzo dell' allontanamento 

 di due corpi nel modo indicato, due sono le forze che concorrono a produrre 

 reffetto, cioe la ripulsione eleltrostatica, e I' attrazione magnetica, la quale 

 tende a ricondurre 1' ago nella primitiva sua posizione di equilibrio: que- 

 sta ultima, nell' elettrometro descritto, aumenta come il seno dell' angolo 

 formato dall' ago indicatore coll'asta fissa orizzontale. 



Pero varie cause perturbatrici, vengono ad alterarela regolarita di questa 

 legge in molli casi: per es. negli aghi deboimente calamitati, come appunto 

 quelli che servono pel descritto isliomento, il magnetismo dell'ago e sen- 

 sibilmente alterato dal magnetismo terrestre , quando I'ago e deviato al 

 dillJl di 45 o 50 gradi. Spesso poi succede che arrivato I'ago indicatore a 

 120", I'ago magnetico anncsso al medesimo diviene indifFerente, e non pu6 

 ricondurre il primo nella primitiva sua posizione di equilibrio. Per evitare 

 questi difetti, e queste complicazioni del fenomeno, Peltier aggiunse una se- 

 conda base o zoccolo con un quadrante graduato, come noi gia dicemmo. 

 Quindi per ottenere una misura esatta, si rilira primieramente I'armatura, 

 che agisce a distanza secondo una legge complessa, e che solo riesce utile 

 quando si tratti di osservazioni elettroscopicbe, e non elettrometriche. Se- 

 condariamente, per eliminare gli effetti della resistenza magnetica, si gira il 

 primo zoccolo per modo, che il suo indice inarchi sul secondo quadranle, il me- 

 desimo grado che I'ago mobile marca sul primo- L'ago allora si trova esatta- 

 mente nella linea di equilibrio magnetico, e la sua divergenza dall'asta oriz- 



(<) liecqucrel, Traild l'<5lecl. Paris )855. T. 1. pag. 387-390. 



(2) Annalcs de chim. et de pliy. 3.' iirie I. IV. — Dill' elettrometro di Peltier, e del modo 

 di renderlo atto a deiiotarc le ispeoie di elettriciti. Rendicoolo delle session! dell' accad. delle 

 9<:ieiizc Ueir istiluio di Bol'gna 1S31--52, p. 69, e seg. 



