— 119 — 



costrutto assai dclicatarncnte per misuraie le piu piccole tension! elctlriche. In 

 qucsto istromcnto la sospcnsione consistc in un filo di vetio; I'ago indicalore 

 mobile, 6 un filo niclallico, il quale quando non avvi carica vciuna di elettri- 

 citii, dcvc per cffclto della toisione addossarsi, nel sense della sua lunghezza 

 e lateralniente, ad una laminctta metailica oiizzontale, fissa ed isolata, che 

 ncl sue mezzo si lipiega in guisa, da piesentaie la forma della lettera zela, pero 

 niolto allungata.Lastcssa laminctta c neH'indicato modo formata, ondc I'ago in- 

 dicalore possa colIocarsi,dir6 cosi, a cavallo sul mezzo della medesima, e giacerc 

 coH'una c Taltia sua nicla, rispettivamente a contatto dellc faccc opposte di essa 

 lamiuetta, quando non sia cleltrizzata. Se questa facciasi comunicare con 

 una soigente di eleltricila, il filo e la lamina si caricano ambedue in egual modo, 

 e la forza repulsiva deU'elettrico per so slesso, fa ruolare I'ago intorno al filo 

 di vctro cbe lo sostiene. Si formera percio un angolo fra la laminctta fissa, 

 c I'ago indicatore mobile, che raiipresentera la elettiica Icnsione; la quale 

 verra misurata o dall' angolo di torsione, o dalla impulsione iniziale, che per 

 altra parte risulta proporzionale a! quadrato della carica elettrica. 



Anche in questo istromento puo accadere, che lu estrema picciolezza 

 della tcnsione, non valga a vincerc la iniziale forza di torsione del filo di 

 vetro, e che percio non si produca verun'angolo sensibile per la presenza di una 

 carica elettrica tenuissima. La forza di torsione, pure nel vetro, varia col tem- 

 po, colla temperatura, e col peso: inoltre anche in questo caso ripeteremo 

 la osscrvazione, giii fatla per la hilancia di Coulombj ciou che vi sono molle 

 sperienze, nelle quali viene proposto di misurare I'addizione o la sottrazione 

 successiva delle forze elettrichc: ora le sperienze medesime non possono 

 riescire con un istromento, di eui le parti attive sono isolate I'una dall' al- 

 tra, come avvicne tanto per la hilancia di Coulomb, quanto per rdcttrome- 

 tro di Dellmann, qui brevemente indicato. Devc anche osservarsi, che il ve- 

 tro non 6 a bastanza isolantc, quando I'aria non sia secchissima, come pure 

 che in questi due elettrometri a torsione, non c possibile riconoscere la naturu 

 deir clettrico da cui viene prodotta la repulsione, appunto percho Ic parti altive 

 deir istromento sono indipcndenti I'una dall'altra. In somma i difetti gia in- 

 dicati per uno di questi elettrometri, sono comuni aiiche all' altro dei me- 

 dcsinii: solo puo dirsi che ncH'elettrometro di Dellmann, essondo Ic supcr- 

 ficic dei condutlori attivi, molto piu grandi che non lo sono in quello di Cou- 

 lomb, la carica riccvuta dal primo, quando esso comunica con una sorgente 

 di clettricitii, dev'essere pure piu grande, di quello sia nel secondo istro- 

 mento- 16 



