— 121 — 



tasi fia I' asta nietallica c I'ajio magnelico, in un meJesiino rappoito fia 

 ioro; cosi la radicc quadiata del seno della deviazione conispondenle, sara 

 la misura della quantitii slessa. L' elettiometro dei seni non puo evidente- 

 nicnte inisuraic altro, chc quelle caiiche di elettrico, le quail non oltrepas- 

 sano un cGito liinite: volcndosi oltrepassar questo, bisognerebbe cangiare la 

 distanza dcH'ago calamitato dall' asta melallica orizzontale, distanza die deve 

 prendersi costante per ogni sperlenza- Pero sara facile raggiungere questo 

 cangiaincnto, col fare che il coperchio, il quale porta la lente, possa girare 

 indipendentemente dal cilindro di vetro. Per altra parte si possono rendere 

 paragonabili fra Ioro con questo elettromelro delle misure, prese in due po- 

 sizioni differenti della lente, prendendo successivamente due misure di una 

 niedesima quantita di elettrico, le quali corrispondano a queste posizioni. 



Se coir indicate istromento vogliasi, prima di far girare il cilindro , 

 aspettare che 1' ago calamitato sia giunto nella quiete, le sperienze riesci- 

 ranno di troppa durata ; esse pero si possono abbreviare molto , facendo 

 ruotare il cilindro, mentre si eseguiscono dall' ago le sue oscillazioni, ed 

 avendo cura che sempre il cilindro medesimo ruoti nel senso contrario al 

 moto dell* ago ; allora con un poco di esercizio, si giunge a prendere una 

 misura, in un tempo non maggiore di un minuto primo. 



Primieramente in questo elettrometro le cariche tenuissime di elettricita, 

 non produrranno sensibile repulsione, poiche le due mela dell'ago non sono 

 a contatto coll'asta metallica orizzontalmente fissa, per non essere questa fog- 

 giata in zeta nel mezzo, come quella che Dellmann adopero nel suo elettrome- 

 tro. Sebbcne poi si provvedesse a questa imperfezione, dando all'asta niede- 

 sima quella forma che ora indicammo; e sebbene anehe per le cariche pic- 

 colissime si adoperasse il coperchio, girevole indipendentemente dal cilindro 

 di vetro, lo che sarebbe sempre a mio parere assai piii vantaggioso; tuttavia 

 potrcbbe darsi che la carica fosse tanto tenue, da non poter vincere la ini- 

 ziale forza direttrice del magnetismo tenestre, quindi potrebbe non aversi de- 

 viazione alcuna. Inoltre, occorrendo circa un minuto primo, al dire dell'autore, 

 per la manovra necessaria, onde misurare la deviazione dell' ago ; e cio 

 solo quando siasi acquistata una sufficiente pratica , ognun vede che trat- 

 tandosi di cariche tenui , deve in questo non breve tempo, la carica ini- 

 ziale avere nell' istromento diminuito. Da ultimo quelle difficolta che s'in- 

 contrano volendo adoperare la forza magnetica terrestre, per misura della 

 tensione eleltrica, e che furono precedentemente da noi ravvisale, debbono 

 valere anche per I'elettrometro dei seni. 



