— 260 — 



oi'irzonlali, traccialc sulla base dei Iraguardi, perpendicolarmente ai medcsimi, 

 una a destia Tallra a sinistra dell' asta, o filo metaliico fisso kg: scale chc 

 si veggono disegnate nella fig. IV, e descritte nel § iV. Potremo coljo stesso 

 mezzo misuiaie o il seno dclla inola dell'angoio deiie paglieltc , cioe del- 

 I'angoio Ibrinato da una paglielta col filo fisso verticale, posto fra Ic medesimc, 

 od anche la corda dell'angoio to tale forma to da esse. Questo modo per misurare 

 le divergenze dcgl' indici del nostro microeleltrometro, sia condensatore sia 

 scmplice, licsce applicabile al modosinio anche quando venga coperlo da una 

 campana. II sistema dei traguardi per misurare , e indipendcnte dull' istro- 

 niento; pcio esso deve sempie collocarsi nel modo medesimo per misurare le 

 divergenze, acciocche possano queste fra loro paragonarsi utilmente; colloca- 

 zione per altro die viene procurata dalla costruzione stessa dell' islromento. 



Sara utile averc due di cosiffatti stromenti, cioe uno senza campana, e 

 I'altro colla medesima, per potere indagare e paragonare fra loro alcuni fe- 

 nomeni elettrostatici nell' aria , e nel vuoto boileano contemporaneamente, 

 onde osservarne la differenza ne' due casi. 



I dischi del condensatore in questo delicatissimo istromento, debbono es- 

 sere ben dorati, per evitare le reazioni chimiche, le quali possono aver luogo 

 nel contatto delle dita umide coi metalli alterabili dal contatto medesimo, e 

 per le quali reazioni puo svolgersi della elettricita estranea, che potrebbe rcn- 

 dere illusorie le sperienze delicate. 



L' ago indice mn , come pure I'asta o filo orizzontale kg, non che le ali 

 debbono essere di rame, aflinch6 tutto sia indipendcnte dalle azioni niagnetiche, 

 sia dei corpi magnctici che possono trovarsi presso I'istromento, sia dal ma- 

 gnctismo terrestre; indipendenza che non ha luogo negli elettrometri a indice 

 orizzontale, descrilti precedentemente, e che puo cagionare dcgli errori nelh?. 

 osservazioni di molta esattezza. 



Se le cariche ricevutc dal microeleltrometro non sieno piccolissime, cioe 

 non sieno quelle cui direttamente viene destinato V istromento; allora potra 

 il cappcllelto dell'ago, ed anche tutto I'ago, rendersi piii pesante, alTinch^ la 

 resistenza alia rolazione, per I'attrito detto misto, sia maggioie. La dcviazione 

 dell'ago per questo mezzo rimarra fra i liiniti 0°, e 60°, nei quali le divergenze 

 possono riguardarsi convenienti, cioe non influenzate sensibiimente dalla ri- 

 pulsione inversa, la quale tende ad arrestare il moto rotatorio precbncepito 

 dall'ago, per la iniziale o primitiva I'ipulsione. Pero anche in questo caso po- 

 trebbe il calcolo provvcdere, come vedremo nella tcrza parte di questa mc- 



