— 261 — 



moria. Ma in ogni modo possiaino semprc, nel caso di cariche maggiori di 

 quelle cui I'ago orizzontalc fu dcstinato , valerci della divergenza delle pa- 

 glictte verlicali, die a bclla posta furono inlrodotte iiell' istromento. 



Inoltie per iriczzo dclla unionc di quesle due specie d' indici, potrenio 

 per ogni carica ottenere due angoli, e per conseguenza due diversi argomenti, 

 per giungcrc a misuraie la carica niedesima, da cui furono essi prodotti. 

 Quindi se vi saranno due forinule per gli atigoli stessi, come vedreino nella 

 terza parte; ailora eliininando la carica fra le formule indicate, potremo avere 

 una equazione per conoscere qualche altro elemento relative al fenomeno. 

 In somma questi due diversi angoli relativi alia stessa carica, consegnali al 

 calcolo, potranno servire di conferma scainbievole alia misura della medesima. 

 I due dischi 1,1 c 2,2 (fig. V." e VII. "), dai quali e costituito il condcnsatore, 

 possono togliersi quando vogliasi, ed ailora I'istromento agisce da elettroscopio 

 senza condensazionc di clettrico, lo che in parecchi casi e molto piii utile, 

 come gii fu avverlito. 



Dopo questa breve , ma sufTicienle descrizione del nostro microeleltro- 

 metro a doppio indice, ogiiun vede cbe una delle condizioni piii favorevoli 

 |)el mcdesimo b quella, in cui Ic superficie sulle quali I'elettrico si deve di- 

 slribuire, sieno le niinimc possibili- Pertanto la sua costruzione dovni essere 

 aflidata ad una mano bastantemente abile, affinche la orizzontalita e 1' equi- 

 librio esatto dcll'ago, si verifichi per esso in ogni sua stazione, quando 1' i- 

 stromento, mediante le sue tre viti P, Q, R (fig. V."), siasi ben livellalo ; ed 

 airincbe tutte le altre qualita sue, gia messe in evidenza, siano pcrfettamcnte 

 ottenuie. Per le medesimc ragioni dovra il piatto P Q dclla maccbina pneu- 

 matica, dopo fatto il vuoto, collocarsi perfettamente orizzontalc. 



§. XVII. 



Una delle proprieta piu notevoli, per le quali questo istromento si di- 

 stingue dagli altri di simil generc precedcntcmente ricordati , e percio ren- 

 desi piu assai vantaggioso di quelli, consiste nell' essere V angolo formato dal- 

 r ago indice, sempre molto maggiore di quello, formato a parita di circo- 

 stanze dagli altri aghi dei gia indicati eleltrometri. Cio avviene perche in questi 

 I'angolo dipendc da un equilibrio di forze contrarie, mentre in quello dipende 

 dalla cstinzionc del moto rotatorio per causa delle resistenze. Negli elel- 

 trometri a pendolo; in quello a bilancia di torsione di Coulomb; nell' e- 



