— 263 — 



divcrgcnza finale (iell'indicc. Peio questo profitto pu6 verificaisi permanente- 

 inente solo ncl nostio microelettrometro, nel quale I'inclice oiiz/.ontalo con- 

 linua la sua divergenza, pur anche quando e fuori della sfera ripulsiva, e cio 

 per la velocili preconcepita; quindi e permanente I'angolo finale. Negii altri 

 elettrometri a indice orizzontalc, sebbene la velocita preconcepita faccia diver- 

 gere I'ago, piii di quello porti I'ccjuilibrio stabile del mcdesimo, fra le forze anta- 

 goniste chc lo animano; tuttavia questa divergenza, non solo sara minore di quella 

 clic a parita di circostanze si verifica nel nostro , ma non sara permanente a 

 motivo delle reazioni, dalle quali dipende Tequilibrio mcdesimo. Dunque nel no- 

 stro microclettroscopio condensatore, specialmente quando si tratti di piccolis- 

 sime cariche, giovera per la divergenza dell'ago, separare colla maggiore pos- 

 sibile velocita I'un disco dall'altro. Tratlandosi poi di sperienze eletlrometriche, 

 bisogncra chc la indicata sperazione, si faccia sempre con una velocita slessa, 

 onde le corrispondenti divergcnze sieno fra loro paragonabili. 



Questa verita che ora dicbiarammo, fu dimostrata da me sperimentalmente 

 nel inodo che siegue. Si carica di una piccolissima dose di elettrico il con- 

 densatore del microelettrometro , quindi lentissimamente il superiore si al- 

 lontana dall' inferiore disco; e si nota 1' angolo finale, formato percio dal- 

 r ago, nel suo nuovo equilibrio stabile. Poscia lo stesso disco superiore, 

 mantenuto isolato, si colloca di nuovo sull' inferiore, tenendo questo in com- 

 municazione col suolo , c tornasi a fare la separazione dei due dischi , ma 

 questa volta con la maggiore velocita possibile ; 1' angolo cost ottenuto dal- 

 I'ago, sara molto maggiore di quello si ottenne mediante la prima separazione. 

 Dunque la velocita della separazione dei due dischi, contribuiscc nella gran- 

 dezza deH'angoIo, formato dall' indice orizzontale; giacche nella indicata spe- 

 rienza, che riescira tanto meglio, quanto piu I'atmosfera e secca, la carica, 

 che senza essere punto rinnovata serve alle due divergenze, sara nella secon- 

 da di queste un poco diminuita per la dispersione, che avra luogo nel tempo 

 interposto fra la prima e la seconda separazione. Quindi poiche la diver- 

 genza nella seconda 6 maggiore , conviene attribuire questa maggioranza, 

 senza piii, alia maggiore velocita della separazione di un disco dall' altro- 



L' illustre de la Rive (Traite d'electricite T. 1, p. 64. Paris 185i) dice: 

 che la bilancia di Coulomb, usata come elettroscopio, nella quale cio6 I'ago 

 mobile viene sostenuto da un file di seta cruda, puo misurare una forza equi- 

 valcnle a 1/21,600,00 di grano; ma il nostro microclettroscopio, che non e 

 afl'etto dalla resistenza di torsione, deve poter misurare una forza molto mi- 



35 



