— 26i — 



norc, avuto anche liguardo alia vclocita di scpai-azione dci dischi , ed alia 

 sotligliezza dell' ago; pcicio si vede facilmcntc, sino a quale prodigiosa piccio- 

 lezza di carica, puo nescirc sensibile qucsto istromento. 



fi pure considerevole nel nostro congegno, I'altra sua proprieta vantag- 

 giosa, per la quale 1' ago indice non deve oscillare affaUo, per istabilirsi nella 

 sua nuova posizionc di equilibrio. Giacch^ questa e raggiunta dal medesimo, 

 subito appena estinto il sue moto rotatorio di priinitiva divcrgenza, ed e sein- 

 pie conservata. Mentre negli altri elcltrometri simili, cioe ad ago orizzontale, 

 nci quali la elettiica ripulsione conlrasla sempre colla forza di torsione, o con 

 quella del magnetismo terrestre, I'ago prima di fermarsi nella sua nuova po- 

 sizionc di equilibiio, che poi non conserva, deve oscillare per un certo tempo. 

 Quindi con questi elettrometri la osservazione riesce piu lunga, piu incerta, ed 

 attesa la dispersionc delFelettrico, diviene meno esatta. Di piu neH'istromento 

 deseritto, non occorre che il medesimo giri attorno il suo asse, per misurare 

 le divergenze; lo die sempre piii assicura la invariabilita dell' angolo finale, 

 foimato dair ago nel nuovo suo stato di equilibrio, e che puo misurarsi con 

 lutto comedo. 



Dopo quanlo abbiamo esposto sara facilfr riconoscere, che il nostro mi- 

 crocletlrometro a doppio indice, diversifica essenzialmenle, e per molte circo- 

 stanze, dagli altri simili gi;\ indicati, e che riesce piu vantaggioso dci mede- 

 siini, tanto nella misura delle piccolissime dosi di elettrico, quanto nella in- 

 dicazione di loro esistenza. Ora passiamo ad esporre la parte analitica dei 

 due microelettrometri precedentemente dichiarati, uno cioe a pagliette verti- 

 cal!, I'altro a indice doppio. 



{Continuera) 



