— 317 — 



Fra i casi nci quali si vciifica la {\^), vi e pure quello in cui la elct- 

 tiicita da esplorare sia indeficicntc: inollic la stcssa (14) si veriflca sensihilmente 

 anclie quando, essendo c =c' , la supeificie del filo melallico inlerposto fra le 

 pagliette sia trascurabilc, rispclto la supcrficic totale, su cui si distribuisce la 

 carica indotta divenuta libera; pcrcbe potra in tal caso ritenersi essere anco 

 s =s' . Del rcsto, purclio la superficie dcllo slesso (ilo sia tenuissima, lo che 

 si ottiene per costruzionc, se non si verilichcra la (15), almeno si avri la 



(16) ">9'; 



cioe scmprc vantaggiosa riescira la presenza del sottilissimo filo metallico, 

 fra le non men sottili e mobilissiine pagliette, come gia fu indicato (§. II). 



Le foriiiule preccdenti si applicano cguaimcnte bene, tanto al micro-elet- 

 tromctro condensatore, quanta al micro-elcltroinctro semplice: in questo se- 

 condo caso, il valore di c, sara quello della carica direttamente comunicata al 

 bottonc dell'istromento, che comunica e cclle pagliette verticali, e coH'indice 

 orizzonlale: cio6 non si avra bisogno della (13) per determinare la carica me- 

 dcsima. Nclle formule stesse, il coefliciente m, dovra essere per ogni stro- 

 mento determinato colla sperienza, e con ogni esattezza. Inoltre se, per una 

 qualunque siasi costruzionc, si possa realmente o prossimamenle considerare 

 nei mezzo della pagliclta , il centro di gravita della medesima, compresavi 

 la sua sosjiensione , aliora le formule preccdenti riceveranno una maggiore 



I 

 semplicita, polendo in esse farsi a =^ . Poiche I'azione della gravita tendc 



a ricondurre le pagliette nella verticale , e poiche questa tendenza cresce 

 aumentandosi la divergenza delle medesimc, ne discende che le cariche non 

 possono ricscire proporzionali alia indicata divergenza: cio e quanto vicne 

 dimostrato dalla formula (8), precedentemente stabilita. Inoltre Yolta, che 

 sostitul le pagliette ai fill terminate con pallotloline leggiere, trovo che I'e- 

 Icttrometro cosi modificato, era paragonabile a se stesso fino alia divergenza 

 di 30°; cioc che la carica era proporzionale all' angolo della divergenza , 

 quando non fosse oltrepassato questo limite- Cio si accorda colle formule (12), 

 nolle quali se I'angolo sia bastantemente piccolo, potra in luogo di senjj so- 

 stituirsi I' angolo 9. Ora passiamo a determinare la carica mediante la de- 

 viazionc dell' indice orizzontale del nostro istromento. 



(Cont/Hnerd.) 



42 



X--t: 



z- 



