— 122 — 

 §. XIV. 



II sig. Ilaiiis. ad cvitare 1' inconvenionlc clie s' ineontra nolla bilancia 

 ili torsionc, per I'uso di iin fib mctallico, di cui la elaslicita non c inai pcrfetla, 

 perfczionc chc si csige per valersi a buon diritto del principio mcccanico, clie 

 la forza di torsionc c propoi'zioQalc ali'angolo dclla torsionc mcdesima; co- 

 strussc un nuovo elctti'oniclro, cliiamato bijancia l)i(i!are, a causa dei due fill 

 <li sospcnsione, di cui ncl aicdcsimo istromento si ia use invece di un solo. 

 La forma cstcriorc di questo congegno e presso a poco la stessa dclla bilancia 

 di torsionc, ma la forza di rcazione dcirislromento, che bilancia la clettrica re- 

 pulsionc, non pi'ovicnc affatto dalla clasticita bensi dal peso, cioe dalla gravita. 

 L'ago orizzontale si trova sospcsoa due fili di seta non torti, verticali ambedue, 

 ciascuno ad cgualc distanza dal centro dell'ago, e fissali pei due loro cstiemi 

 superiori. L' ago e in equilibrio, quando trovasi orizzontale ncl piano verli- 

 calc, chc passa per gl'indicati due fdi. Mediante questa disposizione, sc l'ago 

 ruoti attorno I'assc immaginario , condotto vcrticalmcnte pel suo centro, i 

 fdi di sospcnsione dcvieranno dalla verlicale, quindi l'ago dovra salirc, dinii- 

 nuendosi cosi la distanza verticale fra esso, ed uno qualunque dei due punti 

 di sospcnsione. Con si fatto mezzo nascera una forza di rcazione, proveniente 

 dal peso deH'ago, la quale verra trasmessa fino ai punti nominati; poichc il 

 centro di gravita deirago, il quale coincide col suo centro di figura, tendera 

 continuamcnte a disccnderc, per tornare alia sua primiliva posizione di equi- 

 librio. Dopo cio e chiaro che se focciasi oscillare l'ago, e si osservino gli effetti 

 prodotti, si potra deterniiiiare, per mezzo delle formule relative ai corpi che 

 oscillano, la natura dclla forza che produce le oscillazioni- II niedesimo fisico 

 si c servito pure di una semplicc bilancia delicalissima, nella quale, per mezzo 

 di pesi che collocava in uno do'suoi piatti, faceva equilibrio colle attrazioni 

 elcttrichc, agenti sopra un disco fissato all'altro piatto. 



La bilancia bifilarc oltre ad essere troppo complicata, per servire da 

 elettrometro nel caso delle piccolissime cariche, come puo verificarsi dalla 

 descrizione che di questo congegno si leggc nell'opera « Traitc d'electrieitc ct 

 de magnctisme, par M''. Becquerel, Paris 1840, T. V. p. 68 » polrebbe, per le 

 (^arichc medcsime, ricscirc senza efifctto apprezzabilc- In fatti potrebbc veri- 

 ficarsi, che una clettrica tensione sia tanto tenue , da non poter produrro 

 I'innalzamento dell'ago per mezzo della rotazione di esso* Inoltre anche in 

 questo elettrometro le parti attive sono indipcndenti fra loro , quindi non 



