— 429 — 



che insiemo ci porgcranno il mezzo, per dclcrminaie prossimarnente le indi- 

 cate costanti ; da valcrc per quel solo microciettrometro, col quale fu ese- 

 guita la determinazione stessa. I vaiori numcrici ottenuti a questo modo, 

 si dovranno sostituire nella (23) , la quale cost preparata foinira per ogni 

 caso il valore della carica elettrica indotta, cssendo cognito mediante ristro- 

 inento 1' angolo ?^, che alia carica stessa corrisponde. 



Se I'indice si muova nel vuoto, sara m^ = o, quindi A, = o; laondc chia- 

 mando tp.^ I'angolo corrispondente, falto dall'indice orizzonlale coll'asta fissa, 

 otterremo dalia (23) la 



(24) 





II nostro microelettrotnetro essendo a doppio iodice , avremo per la 

 stessa carica due angoli, uno <p verticale, 1' altro y, orizzontale: quindi po- 

 tremo stabilire una equazione fra i secondi membri delle (9) e (23), che a 

 riduzioni eseguite sara la seguente 



(25) mVwpog.tang^p, — log.tang^^^^^')] sen^? = 



= 2(A,log?,-t-m%m^yj) cos^ (^^^) • 



Mediante questa equazione con tre cariche diverse avremo un altro modo, 

 anche migliorc del precedcnte, per delerminare le tre costanti 



senza cioe conoscere il valore numerico delle cariche medesime. Poiche ad ogni 

 carica corrispondera, per ciascuno dei due angoli <p , p, , un diverso valore; 

 percio avremo dalla (25) Ire simili equazioni, colle quali prossimarnente si 

 ottcrranno i vaiori numcrici delle tre indicate costanti, senza conoscere le ca- 

 riche relative agli angoli medesimi. Cio e uno dei vantaggi che si otticne dal 

 nostro istromcnto, per essere il medesimo dotato di doppio indice. La co- 

 stante m non contenendosi nclla (25), sara esclusa da questa determinazione: 

 quindi conosciamo dalla (25) stessa, che i tre coefficienti sopra indicali, non 

 dipendoDO dal primo m. 



