— 430 — 



Un altro vantaggio dell' istromcnto a doppio indice, consiste nel potersi 

 valere ad un tempo dcllc due diverse formule (9) e (23), per calcolare una 

 medcsima cariiia c; giacchi se il valor numerico della carica, ottenuto inc- 

 dianle i due diversi angoli, uno verticale, I'altro oiizzontale, non sia lo slesso 

 per ciascuDa formula, potremo prendere il medio fra i due die si ebbero 

 diversi per la carica medesima. 



E P ILOGO 



Introduzione- Scopo degli elettrometri, e sua imporlanza : distribuzione 

 delle materie trattate (p. 37). 



Parte prima. Difetti dell'elettrometro a pagliette verticali (p. 37 e 38) - 

 Come rimediare ai medesimi (p. 38) - Introduzione di un filo metallieo fisso 

 fra le pagliette per aumentarne la divergenza (p- 39 e 40) - Descrizione del 

 nuovo microelettrometro a indice verticale (p. 41 ... 45) - Elettroscopio a fo- 

 glie d'oro (p. 46) - .\pplicazione della elettrometria alia igrometria (p. 46 .. 52)- 

 La elettricita sviluppafa premendo lo spato d' Islanda, non e affatto alia 

 pressione dovuta , ma solo all' attrito che sempre accompagna la medesima 

 (p. 53 e 54). 



Parte seconda. Elettrometri a indice orizzontale (p. 114) - Bilancia di 

 Coulomb, e suoi difetti (p. 114 e 115) - Elettrometro di Peltier, sua de- 

 scrizione, uso, ed analisi (p. 115 .• 118) - Elettrometro del sig. Dellmann , 

 descrizione, ed analisi del medesimo (p- 118 e 119) - Elettrometro del sig. 

 Riess, descrizione, uso, ed analisi del medesimo (p. 120 e 121) - Bilancia fi- 

 lare del sig- Harris, descrizione, uso, ed analisi della medesima (p. 122 e 123)- 

 Descrizione del nuovo microelettrometro a doppio indice, ed uso del medesimo 

 (p. 253 ... 256) - Esso puo servire anche da microelettroscopio (p. 256 e 257)- 

 Questo nuovo istrumento puo adoperarsi anche nel vuoto (p. 258 e 259) - 

 Alcune avvertcnze per 1' istromento stesso (p. 260 e 261) - Vantaggi del 

 medesimo sugli altri elettrometri (p- 261 ... 264) - Giova molto nelle spe- 

 rienze elettroscopiche , fatte col microelettrometro condensatore, a indice 

 orizzontale, separare un disco dall'altro colla maggiore possibile velocita, per 

 accrescere la divergenza dell' indice stesso (p. 263 e 264)- 



