!(> 



— 50 



un tempo maggiore per la stessa diininuziono dclla divergenza; e viceversa. II 

 diiiiiiiuirc rapido della divergenza riella prima fasn, vicne daH'csscre la tensione 

 inaggiore della resislcnza, ciie nel momenlo incoiitra relettrico a dispcrdersi; 

 jior la (jtial cosa, una parte di esso in qucsta prima fase rapidamente si di- 

 sporde, non Irovaiido a cio presso clie verun ostaeoio; quindi rapidamente le 

 paglieltc diminuiscono, pel proprio peso, la iniziale divergenza loro. La parte 

 di elettrieo dispersa in questo modo e tanta, quanta ne occorre, airincho I'al- 

 Ira parte roslata nell' istromento abhia una tensione, da essere pressoche hi- 

 laneiata coll' attuaie resislenza, opposta nel memento al passaggio dell'elet- 

 trico. Quindi colla scconda fase nasce un approssimativo e sensibile equiii- 

 hrio niomentaneo , fra la tensione della carica, e la indicata re/istenza; il ^S 

 quale viene succcssivamenle rotto, e rinnovalo. Quanto piii dura questa fase, 

 tanto piu diniinuisce la tensione, e con essa la divergenza; come pure tanto 

 piu r eiiuilibrio indicate accostasi ad essere vero, e stabile; pero queste con- 

 dizioni di verita e stabilita, sono per esso un liinite, che non puo mai rag- 

 giungere complclaincnte. Percio avviene che per la diminuzione di un grado 

 nella divergenza delle pagliette, occorre sempre piii tempo, quanto piii dinuisce 

 la tensione loro. Da silfatto prccedare della seconda fose dipende la regolarita 

 e lentczza grandc, nel disperdersi deH'cleltrico, in tulto il tempo dalla me- 

 desima ; quindi ancbe la regolarita e lentezza somma nel diminuire della 

 divergenza delle pagliette , e la facilita di misurarla ; giacche per uno o 

 due secondi, I'angolo da esse formate, e sensibilmente stazionario. 



Di qui si vede clie I'elettrometro a pagliette, sia semplice, sia conden- 

 satore, non puo essere adoperato, altro cbe per quelle cariclie, le quali sono 

 di tale piccolezza, da non poter dare origine alia prima fase nella divergenza 

 delle pagliette; giacche siccome in questa la dispersione dell'elettrico e rapidis- 

 sima, e la divergenza iniziale delle pagliette impossibile a misurarsi, la carica 

 coniunicaia airdettronietro sarebbe in parte dispersa, prima che si potesse 

 apprezzare la divergenza da essa momentaneamente cagionata. In somma 

 quando vogliasi coll' elettrometro a pagliette misurare ana carica elettrica, 

 fa d' uopo che questa sia tanto piccola , da produrrc una tensione che nel 

 momento non e sensibilmente maggiore, della resislenza che in quel mede- 

 simo istante si oppone al passaggio dell' elettrico. A questo modo la diver- 

 genza delle pagliette sara costituita solo della seconda fase, quindi la di- 

 minuzione della divergenza loro, sara il piu possibile regolare ; quindi la 

 misura della iniziale aperlura delle pagliette, sara pur anco la misura della 

 carica mcdcsima. 



