1} 



— 47 — 



di otlonc isolato. Ponova egli a contatto di questo, per qualche tempo, un 

 tubo di vetro eletttizzato, ed osservava la divergenza di quci fdi, taoto nella 

 durata del contatto, (juaiito dopo il nicdesimo. La prima divergenza, la quale 

 pmcedcva da!ia elelricita libera, era durevole, o breve, secondo cbe I'aria era 

 seechissiina, od umida; I'altra divergenza poi, la quale procedeva dalla elettri- 

 cilii indolla, divenuta libera, cresceva in ampiezza col crescere della umidita, e 

 viceversa; ma fino ad un eerto limite, ncl quale, divencndo I'aria umidissima, 

 la divergenza medesima diminuiva in ampiezza, ed in durata. Sebbene queste 

 indicazioni e!e(trosliitiche, sieno strettamente dipendenti dalla umidita dell'a- 

 ria, tutlavia si vede cbe I'uso delle medesime, nel modo indicate, lascia molto 

 a desidorare nella esattezza e precisioiie, onde assegnar lo stato igrometrico 

 deli'anibientc, anclie per approssimazione. 



Volta si occupato molto di esperienze elettroigronietriche, avendo esso 

 riconosciuto importante assai per la scienza, trovar modo a determinare la 

 umidita dell' aria, mediante le indicazioni dell'elettrometro (1). Egli a que- 

 sto line immagino in prima , notare il tempo impiegato dall' elettrometro 

 di Henley (2), posto sopra un conduttore bene isolato, e carico di elettricita, 

 sino a 20 o 25 gradi, per tornare a zero, od a 5 gradi Ma trovando poi 

 troppo lunga questa sperienza, voile abbieviarla , proponendo di toccare il 

 conduttore con un corpo semicoibente. Pero avendo trovato quel celebre fi- 

 sico , essere alcunc fiate con tale spediente , troppo precipitosa la perdita 

 della elettricita; immagino congiungere il conduttore isolato, ad una boccia 

 di Leida, sicthe dovesse pur essa insieme al conduttore perdere la elettri- 

 cita , mediante il contatto del corpo semicoibente. Dopo cio pare che il 

 Volla, non ancora fosse ben soddisfatto del suo trovato ; per cui si mise a 

 ricercare in che modo 1' elettrico, scaricandosi pei conduttori imperfetti , 

 trascorra pei iiiedesimi; e quanto influisca nella difficolli, e lentezza del tra- 

 gilto, la luiigliez/.a, e largbezza di essi. Quindi propose di caricare un elet- 

 trometro a pagliette, con una dose di elettrico tale, che le pagliette diver- 

 gessero sino a 12, od a 14- gradi. Cio fatto si aspetti die tale divergenza 

 siasi ridolta giuslamenle a 10 gradi; allora toccando il cappclletlo dell'elet- 

 tromctro, o la verga metallica da cui viene sormontato, con un corpo se- 



ll) Colli'zione dfllc oppre di Volt.i, T. I, parte II, p. 441, e seg. Firenie ISlC. 

 (2) Questo eletlromi-tro, detto a qiiadrante, fu inveiitalo da W. Henley, membro della So- 

 ciety K. di Londra, lu'llaiino 1772. 



