5o' 9UI\ IN V0LT1METRE MUI/I 1PMCATEUR 



quelque fois avec elle une adhei euce , qui eropechait de 

 voir I'eflel de la force directrice exercee sur I'aiguille par 

 les courans voltaiques INous avons obvi£ a cet incon- 

 venient , en atlachant au fil de suspension non pas ('aiguille 

 immediatement , raais le sommet d'un petit triangle de pa- 

 pier double en deux , et laisant corps avec I'aiguille par 

 Ba base. Car la le centre de suspension de I'aiguille se trou- 

 ve place au-dessus de son centre de gravity, comme dans 

 ces balances qu'on appelle sourdes , et I'aiguille lorsqu'elle 

 a ete deranged de sa position horizontale teud delle meine 

 a y re\enir. Pour fixer I aiguille au triangle de papier, it 

 sufiit de faire passer celle ci dans deux trous qu'elle se 

 fait elle-mAme dans la base du triangle oil le papier est 

 plie en deux , ensorte que la partie du milieu du papier 

 teste au-dessus , et les deux parties laterales au-dessous de 

 I'aiguille , coinme on le voit assez dislinctement dans la fi- 

 gure. Ce nest que par ce moyen que nous sommes par- 

 venus a donner a (a deviation produite par les courans 

 voltaiques sur I'aiguille aimantee toute la regularite, et la 

 permanence dont elle est susceptible. 



Quant aux dimensions de notre appareil nous nous som- 

 mes fixes a celles qui nous onl para les plus convenablcs 

 pour concilier une sensibiliie sutiisanle avec la commodile 

 de I'usage , et avec une certaine precision dans les mou- 

 vemens de I'aiguille, a laquelle de trop petiles dimensions 

 auraient et6 coutraires. La largenr de la face supcrieurc , 

 et horizontale du prisme , oil la longueur des portions de 



