PAR LE CH. A.VOGADRO 5 1 



fil qui la forment est a-pcu-prcs de 4 centimetres , et la 

 hauteur de la section vcrticale de ce prisme de 3 centi- 

 metres. L'aiguille a 25 millimetres de longueur et elle est 

 suspendue a une distance du plan horizontal des portions 

 su peru-u res du fd , qui est a-peine d'un millimetre , y com- 

 pris l'epaisscur de la plaque de nacre de perlcs, qui porle 

 la graduation. Nous avons fait faire au fil 80 tours envi- 

 ron , ce qui donne au prisme resultant de leur reunion une 

 longueur un peu plus grande que celle de l'aiguille , eu- 

 sorte que lorsque celle-ci vieut a preuilre une position per- 

 pendiculairement transversale aux tours du ill , elle se 

 trouve encore en enticr au-dessus de leur reunion. 



2. D'apres la disposition de l'appareil , lei que nous ve- 

 nons de le dexrire , on concoit que si les deux extremes 

 opposees du fil vieunent a etre mises en communication 

 avec un appareil quelconque propre a fournir un courant 

 voltaique , chacune des portions de fil composant la face 

 horizontalc du prisme tendera a faire devier l'aiguille du 

 meridien magnetique dans le meme sens , et a lui faire 

 prendre une direction transversale , autant que le permet 

 Taction contraire du magutHisme terrestre , conformement 

 a la decouvci te d'Oersled. Les portions placees imniediate- 

 ment au-dessous de l'aiguille, 011 qui en sont le plus rap- 

 prochees agiront d'abord seules e^ficacement , mais a mesure 

 que l'aiguille obeira a leur action , elle tombera dans la 

 sphere d'action des portions plus eMoignees , qui concoure- 

 ront a augmenter la deviation. Les portions inferieures du 



