02 SDK OH VOLTIMETRE MTILTIPLICVTEUR. 



fil qui formcnt les deux autres faces du prisme etant pnr- 

 courues en sens contraire par le courant, leaf action con- 

 trarie en certaine in uiiere celle des portions superieures , 

 tendant a faire devier l'aiguille en sens oppose , mais telle 

 aclinn a cause de leloignement , et de la position oblique 

 de cos portions du fil pent etre consideree comme insen- 

 sible. Dans le premier essai que nous avons fait pour la 

 construction de cet instrument , nous avions pense a faire 

 coacourir tons les points des tours du fil a produire la de- 

 viation de l'aiguille dans le ni'"''ne sens , en suspendant 

 1'aiguiUc dans I'interieur du prisme ra;me forme par la 

 reunion de ces tours , ensorte que les portions superieures 

 fussent au-dessus , et les portions interieures au-dessous de 

 l'aiguille ; mais comrae il fallait necessairement donner une 

 certaine elevation au prisme , pour pouvoir observer les 

 momemens de l'aiguille , l'avantage qui en pouvait readier 

 n'etail que fort-peu considerable , a cause de la gr.mde 

 distance a laquelle les portions superieures d6vaienl renter 

 de l'aiguille , et nous nous sommes enfin determines a sa- 

 crifier enlieiement cet avantage a la plus grande commo- 

 dile de la suspension de l'aiguille , et des observations , 

 en placant laiguille au dehors du prisme. 



3. La scnsibilile de notre appareil est t'-lle qu'on oblient 

 une oscillation rapide et ties-ample de l'aiguille aussitot 

 qu'on place les deux extremites du fil couducleur en conlact 

 avec deux petits morceaux de pa|)ier mouilles d'eau aci- 

 dulee , ou memc d'une solution saline , places Tun sur ud 



