56 SDR UN VOLTIMETRE MULTirLICATEUR 



n "avons nous pas pu rtfussir a faire tourncr raiguille, dans 

 cetlc disposition de l'apparcil , au moyen d'un couiant pro- 

 duit par le contact de deux disques melalliques ; et nous 

 avons plusieurs fois observe , qu'avcc un petit appareil vol- 

 laiqiic simple , avec lcqucl on obtient aisement une devia- 

 tion de raiguille airuantee par un simple fil conductcur , 

 lorsquc ce fd a une direction parallele au meridien magn6- 

 tiquc , on ne peut souvent reussir a produire le renvcrse- 

 ment de raiguille lorsque le courant a une direction trans- 

 versa le a celle-ci. D'ailleurs on n'aurait dans cette dispo- 

 sition aucune indication du degre de force des courans. 

 Ainsi la disposition que nous avons decrite ci-dessus parait 

 el re celle que Ton doit absolument adopter pour l'instrument 

 dont il s'agit. 



5. Quant au nom par lequel on peut designer cet instru- 

 ment , j'observerai que celui de condensateur gal\>ano-ma- 

 gnetique sous lequel on a aunonce celui de M. Poggendorff 

 parait impropre pour ce genre d'instrumens ; car il n'y a 

 pas ici condensation de fluide , mais plulot multiplication 

 de Taction du couiant par les tours successifs qu'on lui fait 

 faire au-dessous de raiguille. En adoplant d'aprcs cela le nom 

 de galvanometre , ou mieux de voltimetre , deja propose 

 par JVJ. Ampere pour l'applicalion de raiguille aimanlee a 

 un lil conducteur simple, le nom de voltimetre multipli- 

 caleur me seruble convenir trcs-bien a l'appareil dont il 

 s'agit , et e'est par ce nom que jc le designerai daus la 

 suite de ce memoire. 



