i6 

 duntaxat in ea corre&ione incommodi fupererat , ut fca- 

 lae conftru£Ho , quam Vir CI. exhibuit non admodum 

 facilis , & expedita videretur , & thermometri comparatio- 

 nem perpetuo poftularer . Cum itaque de eo etiam incom- 

 modo tollendo cogitarem, CI. de la Grange ea de re 

 collocutus fum , qui unica obfervatione problema hoc ita ab- 

 foluit , ut nihil in hac re defiderari amplius poffe videa- 

 tur . Inquiebat enim incrementum altitudinis mercurii ex 

 dato caloris gradu natum effe , ut ahitudinem columnae 

 mercurii , quae ei calori exponeretur , ac proinde fi ba- 

 rometra ex unico inflexo tubo conficerentur , ita ut in 

 crure altero mercurii altitudo unius tantum , aut duorum. 

 pollicum effet , rarefa&ionem mercurii, & condenfationem 

 in eo crure tam exiguam altitudinis differentiam effe ef- 

 fe&uram , ut negligi tuto poffet ; nil igitur aliud effe fa- 

 ciendum , nifi ut fcala altitudinum breviori barometri 

 cruri apponeretur ; (ic enim afcenfus , ac defcenius , ex 

 mutata aeris gravitate natos aequae percipi , interea dum 

 mutationes ex calore produ&ae fenfibilem errorem non 

 parerent . 



r. Cum porro quantum mercurius in uno crure adfcen- 

 dit , tantundem in altero defcendat , & contra , variatio 

 altitudinis mercurii fupra libellam dupla eft fpatio a mer- 

 curio defcendendo , vel adfcendendo percurfo : quapropter 

 ut fcala veram altitudinem fupra libellam fignificet in hac 

 loco pollicum femipolhces , linearum loco femilineae ponen- 

 dae funt , & pro integris pollicibus, ac lineis integris deinceps 

 affumendae ; inde autem conftat in hac barometri fpecie 

 errores a rarefaftione natos duplos effe ipfa rarefaftione . 



3. Quod fi igitur quis paullo acuratior , & diligentior 

 errorem quoque ex minoris cruris rarefaftione natum (1) 

 declinare cupiat , in promtu corre&io eft ab eodem fonte 

 petita : fi enim binae fcalae conftruantur, quarum una ba- 

 rometro ip(i apponatur, altera breviori barometri cruris 



ita 



