i86 



sun lf.s i.ois de i.a cnAi.Eim etc. 



diet on \oit, que pour reduire a moilie le courant i, il faut <jue r 

 — pour un seul couple. 



on a 



soil Ciial a — 

 so- 

 il est bon d'observer, que pour l'exaclitude du procede j'avais fait 

 construire line mire indepcndaule du galvanometre , composce de deux 

 fils de cocon verticalement tendus et mobiles dans le sens horizontal , 

 moyennant des vis tie rappel : j'avais en oulre annexe a la pointe nord 

 de 1'aiguille, qui avait une longueur de i5 centim. , un petit anneau 

 de papier blanc perpendiculaire a son axe, et traverse par un trait noir 

 vertical passant par cet axe. On concoit que si, 1'aiguille etant fixee , 

 on conduisait un des fils de cocon mobiles a coincider en meme temps 

 avec le trait noir et avec le fil de suspension, la position de 1'aiguille 

 pouvait etre censee comme detenninee avec toute la precision desirable. 

 Par la meme methode de derivation , apres avoir reduit au moyen 

 du rheostat le courant initial d'un couple de Grove a sa moitie , je le 

 subdivisais encore introduisant de nouveau le fil de derivation, le sup- 

 primant ensuite apres avoir fixe le point ou s'arretait 1'aiguille , et 

 enlin ajoutant le nombre de tours necessaire pour rappeler celle-ci au 

 meme point. Reduisant ainsi successivement le courant a la moilie , an 

 quart, au huitieme etc. de sa grandeur primitive, et tenant compte des 

 resistances correspondantes, je parvins aux re'sultats de la table suivante. 



J'ai aussi efl'ectue le partage du courant d'un seul couple en 2, 3, 



