Beobachtungen über die spezifische Wärme des flüssigen Schwefels. 1 29 



Durch geeignete Handhabung dieser Einrichtung gelang es bakl, die 

 Schwingungen der beweghchen Rolle fast momentan zur Euhe zu bringen. 



Bei den Messungen wurden nun die beiden parallel verbundenen 

 festen Rollen in Nebenschluss gelegt zu einer in weiten Windungen 

 gebogenen Spirale von 3,2 mm dickem Neusiiberdraht, der fest unter 

 der Standplatte des Instrumentes aufgehängt war. Durch dies System 

 ging der ganze zur Arbeit benutzte Strom; da derselbe 0,5 Ampere 

 nie erreichte, so konnte von einer schädlichen Erwärmung der Neu- 

 silberspirale bei den gewählten Dimensionen nicht die Rede sein. Vor 

 die bewegliche Rolle war ein Zusatzwiderstand von über 5000 Ohm 

 gelegt; die Zuleitungen zu diesem System waren abgezweigt von den 

 Klemmen auf dem Deckel des Schwefelbebälters. 



Als Aufhängefaden diente, da der mitgegebene Stahldraht, 

 wahrscheinlich in Folge der anfänglich feuchten Atmosphäre, Rostflecke 

 bekommen hatte, ein Platindraht, dessen Torsionskraft die erdmag- 

 netische Richtkraft so weit überwog, dass bei etwas schiefer Auf- 

 stellung nur sehr geringe Ungleichheiten der Ausschläge auftraten, ein 

 Theil dieser Ungleichheiten rührte vielleicht auch, da er sich auch bei 

 noch so sorgfältigem Aufstellen nicht entfernen hess, von Spuren 

 remanenten Magnetismus her. Eliminirt wurden diese Ungleichheiten, 

 indem abwechselnd immer einmal in der beweglichen Rolle allein und 

 einmal der ganze Strom umgekehrt wurde, und aus je 4 so erhaltenen 

 Ausschlägen das Mittel genommen wurde. 



Die Aichung des Dynamometers geschah bei genau derselben 

 Anordnung, wie bei den Wärmemessungen verwendet Avurde. Wenn 

 die zur Erwärmung dienende Platinspirale in freier Luft war, umgeben 

 von einem zweiten Cylinder, so dass sie gegen unregelmässige Zugwinde 

 geschützt war, so nahm sie durch den Strom sehr rasch eine konstante 

 Teniijeratur an, und der Strom war daher auch hinreichend konstant, 

 um mit dem Silbervoltameter gemessen zu werden. Die Spannung an 

 den Enden der Platinspirale wurde mit einem unmittelbar vorher neu 

 geaichten und noch nicht wieder gebrauchten Torsionsgalvanometer 

 gemessen. Als Stroniijuelle dienten Accuniulatoren, deren unver- 

 änderliche elektromotorische Kraft einen sehr gleichmässigen Strom 

 erzeugte. 



Um zugleich eine Uebersicht über die Art der Ausschläge des 

 Dynamometers zu geben, sei der eine der zur Aichung dienenden 

 Versuche vollständig mitgetheilt; die Zeit wurde hier, wie bei allen 

 anderen Beobachtungen mit ehier Uhr mit grossem Sekundenzeiger 

 bestimmt, an welcher durch leichten Druck auf einen Kno])f sich der 

 augenblickliche Stand, ablesbar bis auf Vio Sekunden, selbst markirte. 



17 9 



