|-24 T)r. Jdliamies Classen. 



Stäbchen, so dass es tlurch dieses gegen die lieriilirung mit der Spirale 

 geschützt war, an den nnteren Ring c liinahgeführt und ging dann 

 densell)en (iang wie das andere Ende. Im Innern der Achse war, um 

 eine Berührung beider Enden zu verliindern, über (bis eine ein feines 

 (ilasroln- geschoben. 



Nachdem die Achse des Gestells diu'ch den Deckel D (I'ig. I) 

 liindurchgeschoben war, wurde ein Platinrobr f (Fig. III] ül)er sie 

 geschoben, welches seinerseits das Zahnrad d und den Holzklotz e trug 

 und mit kleinen Schrauben festgeklemmt wurde. Da es zugleich in 

 das (ilasrohr G (Fig. I) hineinreichte, bewirkte es eine sichere Führung 

 der Achse und gute Dichtung. In die Zähne des Bades d greifen 

 die eines Segmentes eines grösseren Rades ein, das seinen Drclijjnnkt 

 auf einem auf dem Deckel aufsitzenden Stift H hat, und seine Bewegung 

 erhält durch den gabelförmigen Ansatz J, mit dem es über den Stift 

 auf der rotirenden Scheibe K greift (Fig. IV). Die Enden des Platin- 

 dralites sind vermittelst der bei den in den Holzklotz e (Fig. III) 

 eingelassenen Schraul)en znsannnengeklennnt mit zwei geschmeidigen 

 Spiralen aus übers])onnenen Kupferdraht, die von den Polklemmen anf 

 dem Klotze L (Fig. IV) ausgehen. Das ganze System erhidt, sobald 

 die Scheibe K durch einen kleinen Motor in Rotation gesetzt wird, 

 eine um etwa 180*^ hin- und herschwingende Bewegung und bewirkt 

 dadurch ein sehr kräftiges Durchrühren der ganzen Schwefelmasse, 



3. Teniperatnrmessuii^. 



Zur Messung der Temperatur diente ein eigens angefertigtes 

 Thermometer mit schlankem Quecksilbergefäss, das durch eine Oeffnung 

 im Deckel eingelassen war und in das Innere des Rührgestelles hinein- 

 reichte. Die Skala war eine willkürHche, deren Werthe durch direkte 

 Vergleichung mit dem Luftthermometer (nach Jelly) bestimmt waren. 

 Es war zu dem Zwecke das Gefäss des Luftthermometers mit einer 

 dickwandigen, rings abgeschlossenen weiten Glasglocke umgeben, in 

 welche zugleich das zu prüfende Thermometer so weit hineinragte, wie 

 es bei den Versuchen in den Schwefelbehälter hineingelassen wurde. 

 Zur Herstellung konstanter Temperatur dienten die Dämpfe verschiedener 

 siedender Flüssigkeiten. Oben trat in die Glasglocke das Zuleitungs- 

 rohr für die heissen Dämpfe ein, während die abgekühlten unten 

 heraustraten. Es wurden beide Thermometer verglichen bei der 

 Siedetemperatur des Amylalkohols und der Essigsäure und dadurch 

 die willkürliche Skala sehr nahe an den Stellen bestimmt, bei welchen 

 sie in den folgenden Versuchen zur Verwendung kam. Es entsprach 

 dem Skalentheil 40,45, die Temperatur 135,82 und dem Skalentlieil 



12 



