Beobachtungen ülicr die spezifische Wärme des flüssigen Schwefels. 127 



bleibt fiir die Genauigkeit des Resultates ganz dasselbe. Etwas anderes 

 wäre es, wenn man anstatt des Paraffins ebenfalls Scliwefel nimmt, 

 und in denselben einen Draht hineinlegt, dessen Widerstand zu dem 

 der inneren Spirale sich verhält, wie die Schwefelmassen. Dann könnte 

 man zu Anfang des Versuches die Strahlung Null und am Ende eine 

 jedenfalls auch nur sehr geringe erhalten, nur ist zu fürchten, dass 

 der Apparat wegen der wieder nöthigen Rühreinriclitung an Einfach- 

 heit zu wünschen lassen würde. 



Um das Paraffinbad auf konstanter Temperatur zu erhalten, 

 befand sich dasselbe in dem grösseren Kupfergefäss N (Fig. 1) und 

 war so rings von einer Luftschicht umgeben. Das Ganze wurde durch 

 einen Gasbrenner geheizt. Ein Thermometer liess die Temperatur des 

 Paraffins beobachten, während der Wärmeregulator nicht im Paraffin 

 sondern in der umgebenden Luftschicht sich befand und daher schon 

 regulirte, bevor das Paraffin eine merkliche Temperaturveränderung 

 erfahren konnte. Der Regulator selbst unterschied sich von der be- 

 kannten Toepler'schen Konstruktion dadurch, dass nicht das aufsteigende 

 Quecksilber die untere Zutrittstelle des Gases ganz verschloss und nur 

 eine höher liegende feine Oeffnung frei liess, sondern letztere war 

 verstopft, dagegen die erstore keilförmig nach oben hin aufgeschlitzt, 

 so dass das Quecksilber nur ganz allmählig den Zutritt des Gases ein- 

 schränkte, und den Drenner bald mit der Flammenhöhe dauernd 

 brennen liess, clurcli welche er die gewünschte Temperatur konstant 

 zu erhalten im Stande ist. Diese Einrichtung bewährte sich für diese 

 hohen Temperaturen sehr gut ; denn war der Apparat erst einige Zeit 

 geheizt, so wurden, trotzdem der Schwefelbehälter viel heraus und 

 herein gehoben wurde, im Paraffinbade fast keine Temperatur- 

 schwankungen l)e()l)acht(4. 



5. Die Wäimemessung-. 



Nächst dem Seliwt'lMbehälter ist der Haupltliei! der Apparate 

 die Vorrichtung zum Messen der Wärmemenge. Die von einem Strome 

 in einem Drahte entwickelte AVärme ist proportional dem Produkte 

 aus der Stromstärke in die Potentialdift'erenz an den Enden des 

 Drahtes; da nun letztere am einfachsten gemessen wird durtli die in 

 einem Nebenschluss von grossem Widerstände auftretende Struinstärke, 

 so kann die Wärmemenge durch das Produet zweier Striune dargestellt 

 werden. Hin solclu's wird aber gemessen diireli das Mlektrodynamo- 

 meter und dieses scheint daher das geeignetste Instrunn'ut für (h'U 

 vorliegenden Zweck. Zur N'erwenduug kam das Frrddicirsche l'Uektn»- 

 djnamonieter mit kugelförmiger beweglicher Rolle; dasselbe hat den 



15 



