128 I^i'- Johannes Classen. 



Vorzug, dass die Ausschlagwinkel direct dem zu messenden Produkt 

 von Strömen, selbst bis zu grossen Winkeln proportional sind. 



Die Aufhängung an dem Fröhlich'schen Instrumente ist unifilar 

 und die untere Zuleitung geschah ursprünglich durch zwei sehr feine 

 seitlich an die Drehachse herangeführte Spiralen. Da das Instrument 

 eine Wasserdämpfung hat, so war jedoch der ganze unter einer Glas- 

 liülle eingeschlossene Apparat stets in einer vollkommen feuchten 

 Athmosphäre, und dadurch mag es gekommen sein, dass bei längerem 

 Stehen an verschiedenen Stellen sich Schimmelbildungen zeigten. Bei 

 dem von Zeit zu Zeit nothig werdenden Reinigen von diesen, war es 

 auch einmal nicht zu vermeiden gewesen eine der feinen Spiralen bei 

 Seite zu drücken. Die geringe Verbiegung derselben bewirkte sofort 

 eine dauernde Ablenkung der beweglichen Rolle und es erforderte 

 ausserordentliche Mühe und Sorgfalt, die Symmetrie der Ausschläge 

 wieder herzustellen; so bedeutend war noch der Einfluss der feinen 

 Spiralen auf die Drehung der Rolle. Da eine solche Störung leicht 

 Aviederkehren und unangenehmen Zeitverlust herbeiführen konnte, wurde 

 folgende Aenderung angebracht. Die Dämpfung geschah durch ein 

 Flügelrad, dessen Flügel zwischen im Flüssigkeitsbehälter angebrachten 

 Scheidewänden schwangen. Diese Scheidewände wurden heraus- 

 genommen, die Flügel gekürzt und mit einem Messingcylinder 

 umschlossen. Nun wurden alle metallischen Flächen lackirt bis auf 

 die Aussenseite dieses Cylinders und die gegenül)erstehenden Wände 

 des Fliissigkeitsbehälters. Diese wurden elektrolytisch gleichmässig ver- 

 zinkt und leicht amalgamirt; als DämpferHüssigkeit diente nun con- 

 centrirte Zinkvitriollösung, welche, um unverändert erhalten zu Ijleiben, 

 mit einer dünnen Schicht von sehr feinem Oel bedeckt war. Durch 

 diesell)e geschah zugleich die untere Stromzuleitung. Von einer etwa 

 auftretenden Polarisation war bei den Stromstärken, mit welchen ge- 

 arbeitet wurde, selbst l)ei laugdauerndem Stromschluss ohne Richtungs- 

 änderung, nichts mehr wahrzunehmen. Das Oel verhinderte das Ver- 

 dunsten so vollkonnnen, dass, ohne Verwendung des Gefässes für 

 Konstauterhalten des Niveaus, das Instrument bei monatelangem Stehen 

 unverändert bliel). Hierbei sei noch bemerkt, dass, um das Heraus- 

 wittern des Zinksalzes über den Rand des Gefässes zu verhindern, 

 dersell)e. ebenso wie die Achse des beweglichen Systems, sorgfältig 

 mit Paraffin ül)erz()gen war. P'erner war, da durch die Umänderung 

 die D;ini[)fung niclit mein ganz kräftig genug war, in den Kreis der 

 beweglichen Rolle ein Knopfkontakt eingeschaltet in der Weise, dass 

 durch leichtes Aufschlagen auf den Knopf für einen Moment eine 

 Vergrösserung des Widerstandes in diesem Kreise um etwa '/4 eintrat. 



16 



