— 87 — 



una immcnsa maccliind cli Armstrong^ deve piesenlare lo due opjjoste clet- 

 (ricit^. colli rasegnale da una zona ncutia. 



L'allra mcmoi'ia, die (raila dciritifluenza esercitaln dalla pressione sulle 

 indicazioni termometriche, anch'essa ^^ divisa in due parti. Nella prima di 

 queste il prof. Zanlcdcschi riferisce le sperienze, con le quali esso giunse a 

 porre in cliiaro la influenza medesima. ed a credere i lubi termometrici sojj;- 

 fjetli a variazioni tii volume, col variare della pres.sione aimosferica. Risulla 

 dalle sperienze sJesse, che variando la pressione di tre pollici di mercurio, 

 o di 81 niillimelri circa, quanto appunto e il massimo dclle no.stre ordina- 

 rie oscillazioni barometriche , lo spostamen(o dello zero \aria dai 0°, iG ai 

 0°, '25 di {jrado centigrade; cioe da un sesto ad un quarto di questo grade. 

 Tolla la forza preniente, il bulbo teruoometrico riacquisla il volume primi- 

 tivo, ma non .subito; ed il tempo nel quale cio avviene dipende, com'e chia- 

 ro, dalla colonna premente, dalla durata della pressione, e dalla elasticity del 

 velro: nelle sperienze dell'autore, s'impiegai'ono dal bulbo, circa 24 ore, alia 

 ricuperazione del priniitivo suo volume. Asseiisce I'autore, che pei' cori'cg- 

 jjcre la indicazione termonietrica, dagli effeiti della pressione di un atmosfera 

 di 28 pollici di mercurio, non e da .superare mezzo grado centigi-ado. Scan- 

 dagliando le temperature nel profondo delle miniere, dei mari, e dei laghi; 

 poi sulle alture dei naonli, delle region! alpine, delle '^evi perpelue , e. del- 

 le nubi, colle ascensioni aereonautiche, si diminuira od aumentera il volume 

 del bulbo Icrmometrico , ed avremo una indicazione di temperatura piu o 

 meno lontana dal vero : cioe, per mcglio dire, queste indicazioni non sa- 

 ranno paragonnbili con quelle, inostralc dal termometro alia pressione ini- 

 ziale del mcdesimo. 



Nella seconda parte di questa memoria, propone I'aulore i mezzi , per 

 conservare la immobilita dello zero Icrmometrico nelle ordinarie variazioni 

 bai-ometriclie. suggerondo fare a queslo fine le pareti del bulbo di ogni ter- 

 niometro abbastanza erte , cosicche abbiano la spessezza di un niillimclro e 

 mezzo circa: ma con tal mezzo si perde in sensibilita, quanto si guadagna 

 in esaltezza. 



Se mediantc una buona niacchina di compressione e di rarefazione, si 

 Aperinientano i cambiamenti di volume , che la capacila di un termometro 

 chiuso suhisce , pel variare della pressione , a temperature eguali , fuori e 

 deniro la macchina stessa, potrii costruirsi ima tavola di correzioni per quel 

 ternionieiro che si vuole, senza diniiiiuire la sensibilita del aiede.simo, come 



