— 337 — 



Siccume la banc principalc di tutto e In co{jnizionc csalla della lunjjhnz- 

 za del filo, peicio iisai in cio ogni possibilc diligeiiza. Feci fare due aste di 

 legno d'abele bene slayionalo e scello liinga ciascuna 3 melii 2 ceiilimelri. 

 A queste furuno date pareccbie mani d'olio di lino, e poi applicate ai capi 

 viere di ottone. Sii ciascuna di queste aste Fu tracciala colla niassinia dili- 

 jjcnza la bin{;bezza di Ire mclii valendomi pcrcio del canipione di Gaiiibey 

 appailenente alia nostra Accademia. La tcniperatura media del metro durante 

 la (jraduazione delle rigbe fu di 20°. C e siccome la dilatazioiic del metallo 

 segnala sul metro stesso e 0,000010129 per ojjni grado ccnligrado, ne se- 

 gue cbe rinlcrvallo dei segui fatto nelle nostre rigbe, trascurando la picco- 

 lissima dilalazione dell'abete, sarebbe di 



3,"' 00144774 



a 0" del icrmometro centigrado. Piu confronli col metro campione tatti 

 uno dopo I'allro mi fanno credere cbe la lungbezza cosi fissata sia abbastanza 

 esalla. 



Per misurare il filo di ferro fu csso steso orizzonlalmente sopra una serie 

 ili bancbi, e percbe in qucsta posizione fosse soggetto alia uiedesima tensio- 

 ne cbe avea quando era verticale, fissatolo per un capo ad ua uncino mu- 

 rato nel mure, fu aggiunla all'altro una cordicella cbe passando sopi'a una car- 

 ruccola portava attaccata la palla medesima cbe avea servito alle esperienze 

 delle oscillazioni, aggravata di un poco piu di peso per compensare il peso 

 tlel filo e Taltrito della carruccola. La lunghezza del filo in una prima mi- 

 sura fu irovala cguale a 10 aste piu 1."' 78817, e in una seconda di 10 aste 

 1)111 1.'" 78854. Quest! due valori essendo tanto poco diircrenli fra di loro , 

 mostrano cbe la misura merita fiducia. La media di queste, cioc 10 aste 1.'" 

 78836 e esatta almeno dentro il mezzo millimetro. Siccome i segni Iracciati 

 sulle aste uon potevano sovrapporsi , era mestieri collocare queste a qualcbe 

 di.slanza, e prendere la misura deH'intervallo de'segni con un compasso a pun- 

 te fini.ssime. Quesla poi riportavasi su una scala {paduata eslratta dal metro 

 canipione niedesimo, e neila quale coH'aiuto delle Irasversali si aveano i cen- 

 tcsimi di millimetro. 



Questo metodo di misurare non e certamente a livello della somma esat- 

 tezza con cui si fanno queste operazioni oggidi, lultavia la concordanza de* 

 risultati cosi ottenuti, mostra cbe per la plccola lungbezza cbe e il filo pos- 

 siamo star sicuri cbe non vi e crrore nolabile. La temperatura dell'uria e del 



