— 148 — 



naturale; nicntre in quelli fin qu\ adoperati voniva poco meno che raddop- 

 piato. 



4.° Non avondosi ncll'arto artificiale del sig. Testi altriti metallici, 1p 

 articobzioni nc addivongono neccssariamonto mono soggelle a consumo , e 

 di pi» lungu durata. 



5.° E per la stessa ragione le articolazioni non abbisognano di essere 

 unlatc, come ne abbisognano i nieccanismi dclio stesso genere, finoia tenviti 

 in uso. 



6.° II finlo arto, che vicne proposto, puo ossere appiicato alle parti na- 

 turali moili, scnza interposizione di cuscinetti. 



7° Per la natura dcile matcrie di cui e composto I'arto artificiale, di 

 cui si tratta, non risente pregiudicevoli aiterazioni per I'influenza delle vi- 

 cende atmosferiche. 



8-° Con breve esercizio si apprende, da chi ha la disgrazia di doverno 

 far uso, ad adoperare il membro artificiale, senza che si scorga rimperfeziono 

 deiia persona. 



9.° Le confricazioni non essendo forzate , e guarentila al congegno la 

 niussima durata. 



10.° L'arto artificiale pno essere con facilita appiicato a qualsivoglia mon- 

 cone , anche brevissimo ; il che addivicne non di rado impossibile , con gii 

 altri arti iinitativi, conosciuti ed usati in addiclro. 



11.° E rimosso nella macchina , di cho si tratta, I'incoinodo del cosi 

 detto (jriUcUo, per la flessione dell'arto ad angolo retto. 



12." Finalmente, allorcho il peso dclla persona non gravita sul finto arto, 

 questo vicne raccolto dalia spontanea azione dei muscoli artifieiali ; laonde 

 la deambulazione viene effettuala con tutta la naturalezza, e scnza pericolo 

 d'inciampo. 



Egli e vero che il disegno, e la descrizione, che il sig. dott. Testi, ha 

 presentato del suo arto artificiale , non sarebbero vaievoli a dimostrare con 

 plena chiarezza, e sicurezza la realta di tutti i decantati vantaggi del nuovo 

 meccanismo; possono tullavia riputarsi bastevoli a f;ir comprendere le par- 

 ticolarita ed i pregi della sua struttura ; tutte ingegnosamente studiate pel 

 conseguimento delio scope; ed a render certi, se non altro, della preeminanza 

 della nuova macchina sulle altre congener! gii note ed adoperate , per la 

 sua leggerezza, e semplicita. Sono altronde di moltissimo peso i giudizi fa- 

 vorevoli, pronunziati dal collegio medico-chirurgico della unjversita, e dalk 



