— 5 — 



diida (I). Questa 6 inviluppata da doppio involucre metallico lucido , accio 

 il suo calore non riesca sensibilc alio strumento e ai livelli dell'alidada; nella 

 dirc/.ionc ovc escono i raggi illuininanti sono sportcllini mobili, che non stanno 

 apcrti che al momcnto dclla Icttura. 



II cii'colo meridiano c qucllo stcsso di Ertel gia descritto e studiato 

 uelle memorie dell' Osservatoiio , se non che vl si e aggiunto ultimamente 

 il micrometro a doppio filo mobile in ascensione letla, e in declinazione; e 

 I'apparato per illuminare a campo oscuro: la lunghezza del sue cannocchialc 

 c 1"',55 e il diametro dei circoli 0'",70. AU'estremita sud della stanza e in- 

 stallato un'altro piccolo strumento de' passaggi di Reichembach lungo l'",2(> 

 che ho fatto montare sopra un picdc di fcrro fuso ricoperlo d' astuccio di 

 legno, accio uon sia soggctto a repentine variazioni di tempcratura. Questo 

 pezzo di ferro fuso pesa 475 libbre ed e fissato con forti viti sopra un la- 

 strone di tavertino di circa 600 libbre di peso. Girando questo lastrone puo 

 mettersi lo strumento nel primo vcrticalc; e in generalc esso e tale che puo 

 considerarsi come trasportabile ad ogni occorrenza, ma possiede insiemc i van- 

 taggi di uno strumento fisso. 



Alia parte nord, nella direzione dell'asse ottico del cannocchialc del circolo 

 meridiano 6 fissato un collimatorc lungo 0"',92: esso e murato sopra un pilastro 

 di solido marmo ed e dcstinato principairncnte a facilitarele rettificazioni del Cir- 

 colo. Questo collimatorc sarebbe state da se solo insufficiente alio studio della 

 stabilita dello strumento principale, giacch6 suUa sua immobilitii non poteva 

 contarsi piii che su quella del circolo medesimo : per renderlo dunque utile 

 anchc sotto questo I'ispetto esso e stalo accoppiato e murato sul marmo 

 insiemc con un'altro cannocchialc eguale, fornito di fortissimo ingrandimento 

 e diretto sopra una mira graduata lontana circa 500 mctri. L' ispezinne di 

 questa mira fa conoscere se vi e stato movimento nel collimatorc , e con 

 questo dato correggendo la sua posizione si pu6 verificare il moto del Cir- 

 colo; ma generalmente per rettificare questo non ci serviamo che dei passaggi 

 della Polare. 



Nclla nicchia accanto al Circolo dalla parte di ponente c il regolatore 

 a tempo siderale di Dent a compensazione di mercurio (2). Alia parte sud 



(1) Questa forma, fu adottata onde vi si potcsse metterc volendo un apparalo ili microicopii 

 composti piT U'ggere il circolo, i quali per6 non sono ancora stati applicati. 



(2| II recipiente del mercurio 6 di ferro: esaminalo recenlomcntc esso 6 stalo trovalo forie- 

 ■ncnte magnetico e vi 6 timore che questo possa influire snila rcgolarita del suo movimento. ma non 

 ne ho ancora prove suflicienti. Ad ognl modo sari bene che i costruttori evitino tale pcricolo, (»■ 

 cendo i recipienti di erintallo come si faceva prima. 



