— 601 — 



a determinarc il momento d'iner/.ia della baria. Per diminuin; IVfTctto della 

 lorsione che in un tal (ilo metallico dovea esser assai energica si e dato :>l 

 filo una nolabile iungliczza , cioi- di 2"'. .'{I dal punto supi'iioic di s<)S|ieii- 

 sioiio sino airiiircrioic dove esso si unisce alia staffa; e poicio si o aniialo il dia- 

 gnelometro in nn castello alto •i'". 3i formalo con legni abbastanza consi- 

 slenti ed inverniciali. Oltic la ragione predctla, si e anche cercato che il tilo 

 piultosfo pec'casse in lobuslezza ondc evitai-o i pcrifoli di lollura c le irro- 

 fidlai'ita negli cU'etti della lorsione rhe diveutano assai scnsibili (|iiando si av- 

 viiina al liiiiile degli stiranienti, solto cui esso iilo si rompe. 



il circolo di lorsione fu da prin<;ipi(> aimesso alia slafla rhe porta il iiia- 

 gnele al inodo solito iisarsi nei niagneloiuetri; nia presto si dovelle abban- 

 donare luso di questo per certe irregolarita trovate nella f'orza di lorsione, 

 e che io attribuirei a cio die (juando si gira Tindice di torsione annesso in- 

 feriornicnte alia staffa necessariainenle deve sostenersi la sbarra , e con 

 eio vicne a diininuirsi la icnsione del iilo nellatto del cainbiarsi la sua lor- 

 sione. Questo pare che inlluisca sul valore deU'elasticita, sicche il valore della 

 lorsione non si ritrova piii idenlico a quello di prima. Ho poi trovato die 

 un simile difelto si era gia riconoseiuto da altri nella sospcnsione del fllo di 

 seta. Per evitaic questo iiKonveniente ho dunque giudicato ineglio falto di 

 abbandonare assolulaniente il cerchio inferiore, ed invece porne un allro alia 

 cima del castello di sospensione- Per non dovere pero ogni volta salire e 

 scendcre /scale oltre il circolo di otlone graduato vi bo aggiunto un ampio 

 circolo di cartone diviso con una suHicicntc piecisione per tale scopo, e for- 

 nito di un lungo indice che mediante una leva puo mettersi in quel punio 

 della graduazione che pin piace, e inollre leggersi I'arco anche assai da lontano. 



Al magnetc sono attaccati gli accessorii necessarii alia determinazione 

 della decliiiazionc assoliita e delle sue variazioiii. 11 priino consiste in un col- 

 limalore coniposlo di uii obietlivo acromalico di 0"*. 028 di diametro, e di 

 O". 350 di lunghezza focalc, nel cui foco priiicipale e collocala una piaslra 

 di otlone avente un largo I'oro ove sono tesi due fili di seta finissimi a iiiodo 

 di X. 1/altro e uno specchietto a faccie plane e parallelk largo 31""', lungo 

 42'""', lavoro ancor esso di Monaco, e di lid perfezione, che vi si possono leg- 

 gere riflessi i caiatleri di un libio mediante un canocchialc di non mediocre 

 ingrandimento coUa stessa precisione che quando sono veduli direttamenle. 

 Questo spocdiielto e attaccato al mezzo d<'l magnete, e si tieiie dordinario 

 nella parte inferiore e serve alle misure differenziali come vedn^mo. 



Attorno ciascun capo del magnete bo mcsso due fasce di spusso ramc 



