— 603 — 



lo sli'uincnlo in aitc/.7.a, c daijjii i piccoli iiiovimenti. II telescopio piio ro- 

 vesciarsi per lino rossorvazioiu' iiidipeiHlciiloinenle (lali'errore di coliiiiiazio- 

 ne, e percio lia iionii e viti di ricliiamo in ciascuno do' due pilasliiiii. lii 

 una parola qucsto graziosissiino struinento 6 tale die oltre alio scopo per 

 cui e deitinalo puo serviie vanlaggiosaiiieiitc in molte oper-azioni anche de- 

 licate appunlo come uii ordinario Icodolilc gcodesico. 



II suo canocchialc e acroniatico , c lornilo di oculare teneslre per la 

 ragione che diro appresso , la sua liinghe/./.a tolale e 0, 463 , il diamelro 

 deH'obietlivo 0, 033, la lunghezza dellassc 0, 23, I'ingrandiniento 18 circa. 



11 telescopio iia doppio :igp;iuslanM>nto focale niediante rallunganiento, 

 (he puo darsi tanto allocularc die aliobietlivo, e cio e fatto perclie il loco 

 di qucst'ultinio possa farsi coincideie coll'asse di rotazione per un use die 

 vcdrenio appresso. Tulfo lo stfumento e alVatto senza ferro, ne acciaio es- 

 sendo tuttc Ic viti c le niolle die contrastano le viti di pak-fong o ar- 

 gcntana. 



Quando lo struinento e destinato ad osservazioni di declinazionc asso- 

 lula il leodolite viene alteinativaiiicnlc dirctto al collimatore annesso al 

 inagnete c ad un altro collimatore fisso, di cui c dctcrminato Tazimut con 

 osservazioni astronomiclie ; ma quando voglionsi tare le osservazioni dill'e- 

 lenziali, allora il teodolite si colloca tra due colonne verticali di ranie, le 

 quali portano alia loro somniita una scala graduata. Questa scala inirasi 

 riflessa dallo speccliio attaccato al magnctc al solito niodo degli altri ma- 

 gnetometri. La diUcrenza tra la disposizione adoltala da nie e la coinune e 

 questa, die gli altri hanno la scala sotto il telescopio, e il niio I'lia sopra. 

 Questa divcrsitii e stata consigliata dalla ragione scgucnte. Quando si voglion 

 fare le osservazioni differcnziali in modo da ridurle ad assolute si deve de- 

 terminare csattamente il piano vertieale die passa per I'asse otlico del ca- 

 nocchialc, e il punto della scala che assumesi come zero. Ora per far cio si 

 usa coniunemente di sospendere un filo a piombo in modo che passi per 

 mezzo dell' obietlivo del canocdiiale , c si nota la di stanza che passa da 

 questo punto della scala e lo zero da cui si misurano le dcviazioni azimutali. 

 La stabilita poi di qucsto filo sul segno prescelto della scala indiea la sta- 

 biliti'i dello struinento. 



Cra e inutile dire (juanto sia grossolana questa maniera d'operare, e a 

 quali errori di collimazione possa esscr soggetta. Iminaginai dunque questo 

 altro sistcma. 



Al mezzo della scala sospendo un finissimo tilo di seta, che regge un 



