no DE LA MESURE DES MAUTEURS Scc. 



pas encore sur leurs traces, pour approcher toujours plus de 

 sa perfection une méthode si avancageuse. Cetce perfection 

 dépend de celle des instruments, des attentions de l'obser- 

 vateur, de l'exacritude des hypochèses , & de la fiicilité du 

 calcul. Je ne répérerai pas tout ce que l'on sait sur ces quatre 

 articles: je ne ferai qu'exposer mes réflexions & mes idées 

 pourles soumettre au jugement de l'Académie, & de l'Auguste 

 Personnage qui l'honore aujourdhui par sa présence. 



On a d'excellents baromctres de Mr. Ramsden , 6c de quel- 

 qu'autre artiste habile. On peut voir celui de Mr. Magtllaii 

 dans les cahiers de fevrier & avril 1781. du journal de Phy- 

 sique par Mr. l'Abbé Rozier; mais il nous en faut proposer de 

 tels, que toute personne intelligente puisse les faire construire 

 par des ouvriers médiocres. C'est pourquoi pour un baromètre 

 portatif je ne vois rien de préférable li l'invention du P. Bec- 

 caria * ; pour la facilité des observations journalières , je pro- 

 iite de celle de Mr. De la Grange **, sans negliger, dans les 

 détails, les attentions que prescrit Mr, De Lue; &c je crois 

 pouvoir proposer un baromètre, dont la perfection n'a d'autre 

 difficulté que celle de trouver des tubes d'un calibre uniforme. 

 Mais cette difficulté on la trouveroit également en choisissant 

 toute autre construction. 



Soit donc un niyau de cristal, ou de verte, bien tire, long 

 de 64 pouces. Pour le diamètre on pourra s'en tenir àzlignes j 

 ou 2 ; pour l'intérieur, & pour l'extérieur environ à 4. On 

 peut le former de deux morceaux & méme de plusieurs, joints 



J * V. sa lettre à Mr. le Coirne de Scar- ** Misceli. Philos. Mathem. Tauria. 



aafis Cradus Taur'mcnsis pag. Sa. voi. i. pag. 15. 



