PAR M." l'abbi? de CAtUSO III 



ensemble ; ce qui rend plus facile de se procurer l'uniformité 

 du calibre, au moins pour les parties, oìi elle est nécessaire. 



A' la discance d'environ 30 pouces & i d'un des bouts A 

 (Planche II. tig. i. ) l'on pliera le tube à angle aigu, afìn 

 qu'au delh du genou B les bulles d'air montent vers C. A un 

 pouce & demi de B on le recourbera de nouveau par un se- 

 cano genou C , de manière que l'on ait deux branches sensl- 

 blement parallèles, l'une AB d'environ 30 pouces &c ^, l'autre 

 CD d'un pouce de plus, éloignées à peu près d'un pouce & 

 dimi l'une de l'autre. 



Avant de fermer un bout , on n'oubliera pas de bien net- 

 coyer rout le tuyau en dedans avec un piston de peau pour dé- 

 tacher l'air colle aux parois du verre , & d'examiner le calibre 

 des parties importantes. Après quoi l'on fermerà le bout A de 

 la branche la plus courte & on la remplira de mercure bien 

 pur. Il sera bon pour cela de se pourvoir d'avance d'un long 

 & mince tuyau de verre />c ( fig. i ) termine par un entonnoir 

 a tourné sur un coude à peu près à angle droit avec le tuyau, 

 de manière que tenant les branches du baromètre presque ho- 

 rizontales l'une sur l'autre, la plus courte au dessous, le bout 

 A tant soit peu plus bas que B, l'on puisse avec cet enton- 

 noir conduire le mercure jusqu'au genou C pour le verser par 

 la partie qui joint les deux branches , dans la plus courte. Au 

 lieu de cet entonnoir on pourroit se servir de la machine pneu- 

 matique. Je passe sur d'autres moyens, ainsi que sur les pré- 

 cautions avec lesquelles il faut chauffer le baromètre, y faire 

 bouillir le mercure, &c le laisser refroidir tout doucement. Je 

 remarquerai seulement qu'il faut y en mettre assez, pour qu'après 

 qu'il sera refroidi, toute la branche AB reste abondammenc 

 P 



