Ili DE LA MESURE DES HAUTEURS dcc. 



remplie. Ce qu'il y aura de trop , on le fera sortir en tournant 

 le baromèrre, les deux branches toujours h peu près dans un 

 pian vertical, jusqu'à ce que le genou B approche du niveau 

 de C, qui doit erre, dans certe situation, la partie la plus éle- 

 vée de tout le tube. On le retourne après avec cetre mémeat- 

 tention, que le pian des deux branches soit toujours h peu près 

 vertical, & la branche ouverre la plus haute, jusqu'à ce que 

 les deux genoux soient en bas , &c les branches ìi plomb. Une 

 petite partie du mercure descendant de la branche fermée; re- 

 montera alors dans l'autre , <Sc l'excès de la hauteur du mer- 

 cure dans la branche fermée sur le niveau oij il monte dans 

 la branche ouverte , sera la colonne d'équilibre avec le poids 

 de Tatmosphère. 



Que l'on attaché ce baromèrre bien ajusté dans une rainure 

 le long d'une planche de vieux sapia couverte de papier , sur 

 lequel soient tracées des lignes, autant qu'il se peut, paral- 

 Icles aux branches du baromèrre , & divisées en pouces & li- 

 gnes par des traits qui passent des deux cótés du tube. 



Deux petices échelles E , F, mobiles dans deux coulisses à 

 coté des endroits , où le mercure monte ordinaii-ement dans les 

 deux branches, y marqueront la hauteur de la colonne d'équi- 

 libre, selon que le propose Mr. De la Grange. 



Un perir prisme séparé N ( fig. 3 ) haut de 9 lignes & di- 

 vise en IO parties égales , ou haut de 19 lignes, & divise en 10, 

 pourra servir de Nonnius en le faisant glisser sur la planche à 

 còte du tube jusqu'à ce que l'on ait trouvé la division, qui s'éloi- 

 gne le moins de la hauteur du mercure , pendant que les plans 

 triang'ilaires qui terminent le prisme , tombent exactement 

 sur quelque division du baromèrre. 



