PAR M.'' l'aBBK de CALTTSO t t ■• 



i 



Un fil avec un plomh ( P ) dans une rainure & une petit 

 niche, pratiquées entra les deux branches, indiquera quand les 

 lignes divisées en pouces sont exactement verticales. 



Un thermomècre ( T ) pourra étre attaché à coté, dans une 

 rainure, sur la méme planche. 



La planche pourra étre de deux pièces , jointes par une char- 

 nière peu au dessous ■du bout de la branche fermée , en sorte 

 que la partie supérieure se replie en arrière pour donner plus 

 de facilité à verser du mercure dans la branche ouverte, & 

 pour que l'on puisse,si l'on veut, en introduire le bout D dans 

 le plateau d'une machine pneumatique. 



Le baromètre ainsi construit,pour le transporter, on le rem- 

 plira presqu'entièrement de mercure, n'y laissant que peu de 

 lignes de vide au bout de la branche ouverte afin que le mer- 

 cure se trouvant plus haut dans cette branche soit presse par 

 le poids de cet exccs contre le bout ferme. Un bouchon à vis, 

 avec une éponge entre le bouchon &(. le mercure ( V. gradus 

 Taurin. pag. 86 ) cu un bouchon bien juste de Hège, arrondi 

 avec une lime douce , presse par un ressort proportionné con- 

 tre le mercure dans le bout ouvert, en empéchera les oscilla- 

 tions en mcme tems qu'il se prétera suffisamment à la dilata- 

 tion pour que le tube ne risque rien. 



Une boite avec une anse dans sa partie supérieure donnera 

 la facilité de le porter dans une situation toujours à peu près 

 verticale. Quatre morceaux de bois aux angles de la boite pour- 

 rontyarréter la planche du baromètre éloignée d'un demi ponce 

 dechaque coté des parois de la boite, qui pourrontétre doublées 

 de drap en dedans, & en dehors de toile cirée pour défendre autant 

 qu'il est possible le baromètre des altérations de l'atmosphère. 



