338 MELLONI 



par induclion et jamais par communication; la difference do forme en- 

 Ire le eenire el Ics extremiles dcs pieces fixes et mobiles rend la distri- 

 bution des forces motrices la plus avantageuse possible pour la rota- 

 tion de r index ; et 1' action inductive des surfaces centrales , dissimu- 

 lant une portion d'electricite pour lui rendre peu a pea I'etat libre au 

 fur et a mesure des pertes subies, prolonge la duree de la charge 

 recue. 



Si on a bien saisi le sens de ces notions preliminaires , on com- 

 prendra de suite la condilion qu'il faut satisfaire dans la construction 

 de I'appareil et la maniere de I'employer. 



Et d'abord, la minceur des pieces qui constituent la partie essen- 

 liclle de 1' instrument contribuant a accelerer les pertes de I'electricite 

 dans le milieu anibiaiit , il est necessaire de les renfermer dans une 

 cage ou Tair se maintienne fort sec, mojennant une substance avide 

 d'humiditc. La sechcresse de I'air interieur est surlout indispensable 

 pour que la torsion du fil de soie qui supporte la tasse renversee ne 

 varie point et que I'index CC puisse revenir constamment dans le meme 

 azimuth lorsque les appendices DD ont perdu leur charge electrique. 



II faut ensuite que la cage ait une forme convenable. Et comme 

 les observations k faire exigent la connaissance des angles de deviation 

 formes par deux barreaux superposes sans contact, et maintenus a di- 

 stance d'un cadran inferieurement place, la disposition la plus favora- 

 ble au but est evidemment de suspend re I'extremite libre du fil de soie 

 au sommet interieur d'un tube vertical aboutissant au centre d'un disque 

 horizontal de verre , dont la circonference repose sur un recipient cy- 

 lindrique en metal, tant soil peu plus grand que le levier mobile et 

 les appendices sousjacentes de la tasse fixe. Les bords superieurs de ce 

 recipient doivent etre aplatis, garnis de peau afin d'intcrcepter la com- 

 munication entre Fair interieur et I'air exterieur lorsque ils sont serres 

 au moyen de pelites vis de pression contre le cercle melallique qui en- 

 cadrera le disque de verre. 



Le cercle divisc qui mesure les angles formes par la repulsion de 

 I'indcx, sera perce au centre pour livrer un libre passage a la tasse 

 fixe A soutenue par un tube de verre verni , dont I'intericur contien- 

 dra le fil de coranmnicalion entoure de mastic isolanl : ce meme con- 

 duclcur isole se recouibera deu.x fois a angle droit dans le meme plan 



