3i2 MELLONl 



La sua squisitozza e tale chc pu6 paragonarsi a qucUa dell'elet- 

 tioscopio di Bohnenberger, sonza que'difelli di cui qiiesto suole esserc 

 accagiorialo, nicno il pregio unico ncl inedcsimo d'indicare immediata- 

 mcnlo la nalura della eleltricila chc si osserva. 



II volume e la massa della fazza mobile congiunla all'indice faano 

 si che questo si muova Icnlamente per effelto del momcnto d'inerzia, 

 onde il deviamenlo crescc lutlavia quando 1' impulse della forza motrice 

 e da graii tempo ccssato. Aiiche piii lento poi c il ritorno dell' indice 

 verso lo zero, perche vi dcve esscre ricondotto dalla picciolissima forza 

 di torsione del file di bozzolo. 



III visla di cio il Melloni non ha mancato , sull' esempio di altri 

 strumenti simili, di suggerirc I'aggiunta sull' indice di un piccolo ago 

 calamilato la cui forza direttrice rcnderebbo piu celere il moto dell'in- 

 dicc suddetto, e quindi piu pronto il suo ritorno verso lo zero. Lo stru- 

 mcnlo perdcra allora un poco della sua squisitezza , ma in compenso 

 riuscira piu pronto nolle indicazioni ; ed essendo ora un semplicc elet- 

 troscopio , potrebbe forse allora diventare un eleltrometro , siccome ri- 

 cordiamo avernc avuto speranza I'autoro, la quale speranza a noi sem- 

 bra quasi certezza, perocche crediamo possibile la compilazione di una 

 lavola di gradi proporzionali. 



Uopo e flnalmcnte notare che questo strumenlo, dopo di essere stale 

 scaricalo, si ricarica da se di una tensione residuale, la quale per nuovo 

 coatatto sparisce per ricomparire molto piii piccola, e lo stato naturale 

 non rinasee se non dopo un certo tempo. II che non permette in molti 

 casi di fare due osservazioni di seguito. Due sono le cause, secondo ci 

 siamo fatti certi, di cotesta maniera di elettricita vindice rinascente.' la 

 prima c il lungo invoglio coibentc che circonda il conduttore, il quale 

 viene a rappresentare un' armatura di un coibentc armato ; la seconda 

 (! riposta nel principio stesso da cui lo strumento e governato , peroc- 

 che la tazza fissa scaricandosi per contatto, la mobile acquista lui poco 

 ili tensione , cosicche coteste tcnsioni residue chc vietano all' indice di 

 lornare alio zero, in parte procedono dal noto principio delle scariche 

 residuali de' coibenti armati, ed in parte dalle loggi della elettricita dis- 

 simulata. A togliere 1' inconvenienlc che deriva dalla prima cagione con- 

 verrebbe accidentalinentc variarc la strutlura dell' apparecchio: per fare 

 sp.iriro pni quollo della seconda bastera abbassare I'indicc dopo ciascu- 



