52 DEMBOWSEI MISUKE MICROMETKICIIE 



Qiicsto slromcnlo , ossoudo slalo dcslinalo ad un tuirallro scopo, 

 »■ sprovislo di lulli gli accessorii iiidispeusabili , o jmr lo meno ncces- 

 sarii alle niisure di Stcllo Doppie. Cioe , manca del movimenlo a o- 

 rologio , del circolo di posizione , e dell' apparalo inicromelrico parli- 

 oolarmenle usalo in qiieslo g-enere di osservazioni. — Per conseguenza 

 tutto le misure sono slate presc a mano , vale a dire , conduccndo colla 

 inano la vite conlinua del Circolo orario per seguire il movimenlo diur- 

 uo delle stelle — cio chc rende le osservazioni abbaslanza difficili , e 

 talvolla moUo penose. 



Micromelro — La scalola che lo conliene puo muovcrsi circolar- 

 nionle inlorno all' asse oUico del eaiinocchiale. II relicolo si compone 

 di cinque fili ^erlicali , lagliali oiizzontalmenle da un sesto — im sel- 

 linio filo si muove parallelamemle a quest' ultimo mediante una vite 

 inicrometrica, il cui lamburo e diviso in 100 parti , delle quali si puo 

 facilmenle stimare i decimi ad occhio. Ogni rivoluzionc del lamburo 

 e = 57". 233, valore che 6 delerminato mediante alcunc centinaja d'os- 

 servazioiii di ot e X L'rsae iMhwris. Una verificazione in dctlaglio del 

 valoi'C dolle suddivisioni del tamburo , non e ancora ultimata. 



Per la costruzioiie particolarc del Micrometro , il suo uso per mi- 

 surarc le dislanze direttamente e al massimo di facilila allorche I'an- 

 golo di posizione si avvicina a 0" — 180°. All' incontro esse divengono 

 molto difficili a prendersi quando 1' angolo c 90" — 270" — ; e qucsla 

 difficolta cresce colla distanza ; perche allora riesce impossibile di lis. 

 sare le due stelle nello stesso istanle. Quando la distanza ollrepassa 

 4.", 5" la bisezione non puo piu essere opcrala die per visione la- 

 teralc. Per 1' angolo di posizione a luogo il contrario. Allorche e 

 = 90" — 270" c mollo facile di ben situarc il Micromelro. Si manlie- 

 ne con facilila la slella vicino al ccnlro del campo e si a tutto il co- 

 medo di verificare il parallelismo tra la direzionc delle due stelle , e 

 li due fili ecfualoriali. Ma quando 1' angolo di posizione c ^0" — 180* 

 divcnta alquanto difficile di manlenere le due stelle , alia distanza dal 

 filo , convenevole per giudicare del piii o meno di esattezza del paral- 

 lelismo. Cio non ostante , con un poco di pazienza c di abiludine 

 credo d' aver sormontate , in parte almeno , queste difficolta. 



Hluminazionc del campo — Quesla non lascia nulla a dcsidera- 

 re. Meno due , o tre casi , mi sono costanlemente servito d' una illu- 



